du mode d’éclairage de M. Fizeau; il en a seulement décrit une 
modification plus facilement applicable, dans le cas où la règle 
devrait être immergée dans un liquide. 
M. Delaunay trouve, dans les indications qui viennent d’être 
données, un nouveau degré de certitude dans l’emploi du pro¬ 
cédé des pointes, puisque déjà il a fourni dans d’autres circon¬ 
stances de si excellents résultats. 
M. Lang croit qu’on obtiendrait un résultat tout aussi favo¬ 
rable en déterminant l’éclairage au moyen d’une glace à faces 
parallèles, placée, sous un angle convenable, dans l’intérieur 
même du corps du microscope. 
M. Wild se demande si au moyen des pointes il ne serait pas 
possible de faire, concurremment avec la méthode de M. Lang, 
l’exploration des surfaces terminales du mètre des Archives. 
M. Fizeau est, à cet égard, d’avis que si les pointes sont dures 
elles ne pourront être employées de crainte d’accident, et que si 
elles sont molles elles ne sauraient offrir aucune sécurité. 
M. Foerster donne quelques détails sur les moyens qu’il a em¬ 
ployés pour la comparaison d’un mètre à bouts avec un mètre 
à traits, à l’aide de touches sphériques ménagées aux extré¬ 
mités de deux petits cylindres placés dans l’axe du mètre à 
bouts. Les parties sphériques d’un diamètre de 2 centimètres, 
portaient, à peu de distance du contact, un trait sur plaque 
d’argent incrustée, et les cylindres eux-mêmes étaient munis de 
petits niveaux pour vérifier leur horizontalité. Les deux tou¬ 
ches étaient, dans une opération spéciale, amenées au contact 
pour la détermination de la distance comprise entre les deux 
traits. 
M. Foerster s’est assuré que l’on pouvait doubler les petits 
contre-poids destinés à assurer le contact sans modifier d’une 
manière appréciable l’estimation des longueurs. 
Il est sans doute à craindre, dans les opérations de cette na¬ 
ture, que les différents contacts d’une même touche n’aient pas 
absolument lieu au même point; mais M. Foerster ajoute que 
l’on doit réussir à remplir toutes les conditions géométriques 
du problème en munissant les pièces palpantes de petits colli¬ 
mateurs dont les fils horizontaux et verticaux permettraient de 
déterminer et de vérifier la position de chaque pièce dans toutes 
les opérations. 
