33 - 
jusqu’après la conférence qu’a faite M. Deville sur la prépa¬ 
ration et sur les propriétés du platine iridié. 
M. Foerster déclare que, d’après les expériences faites et prin¬ 
cipalement par les raisons développées par M. Deville dans ia 
conférence qu’il a bien voulu faire devant les membres de la 
Commission sur l’alliage de platine et d’iridium, il considère 
cet alliage comme parfaitement approprié à la confection des 
mètres à traits. 
MM. Miller et Chisholm sont de la même opinion, et ils attri¬ 
buent, à la difficulté qu’il y avait alors à se procurer du platine 
en Angleterre, le choix qui a été fait d’un autre alliage pour 
l’exécution des yards-étalons. 
M. Wild est, quant à présent, d’avis qu’il y a lieu d’adopter 
pour le mètre à traits, à confectionner, un alliage de platine et 
d’iridium, sous réserve que l'on s’assurera au préalable et par 
des expériences spéciales de la limite jusqu’à laquelle la lon¬ 
gueur d’un tel mètre se modifierait par des variations de tempé¬ 
rature réitérées, de 0° à 40°, ou par son transport en chemin 
de fer. 
M. Faye ajoute qu’il faudra nécessairement décider que l’essai, 
quant au transport, sera rigoureusement réalisé. 
M. Lang partage l’avis de M. Wild, et M. Hirsch, tout en étant 
favorable àl’emploide ce métal, désirerait que M. Tresca voulût 
bien faire connaître les différents essais auxquels il a été soumis 
par la Commission française au point de vue de ses propriétés 
physiques et mécaniques. 
M. Tresca indiquera d’abord, comme propriété caractéristique 
de l’alliage de platine et d’iridium, l’identité de son coefficient 
de dilatation avec le métal du mètre des Archives, si complè¬ 
tement démontrée par M. Fizeau, ainsi que la permanence de ce 
coefficient après laminage et recuit. 
La Commission française a discuté, à tous les points de vue, 
les propriétés de cet alliage : son coefficient d'élasticité a été 
déterminé sur la règle provisoire elle-même et se trouve être le 
plus considérable de tous ceux qui sont connus, circonstance 
du plus grand intérêt si l’on veut bien se reporter à la note pu¬ 
bliée, par M. le général Morin, sur le retard de dilatation que 
l’adhérence sur le support peut déterminer dans une barre mé¬ 
tallique. La petitesse du coefficient de dilatation et l’augmenta- 
3 
