— 09 — 
servateurs. Il est maintenant hors de doute que la variation si¬ 
gnalée est due à une petite excentricité de l'éclairage du réti¬ 
cule. M. Plantamour, M. Wolf et M. Hirsch ont plus récemment 
démontré le déplacement considérable du réticule qui se pro¬ 
duit toutes les fois que l’oculaire n’est pas absolument mis au 
point et que l’éclairage du champ n’est pas parfaitement central. 
A la suite de ces observations, M. Hirsch examine les condi¬ 
tions nécessaires pour assurer l’uniformité et la constance de 
la température des règles pendant les observations. 
Quel que soit le moyen thermométrique employé, il faut qu’il 
soit bien établi que les deux règles en comparaison ont réellement, 
en tous leurs points, la température indiquée par le thermomè¬ 
tre, et cette certitude ne peut, suivant ses expériences, être ac¬ 
quise que si elles sont placées dans un liquide. 
Parmi les liquides que l’on peut employer, il cite la glycérine 
dont les propriétés chimiques et physiques sont éminemment 
favorables et dont il a déjà eu l’occasion de se servir dans des 
circonstances analogues. 
Sans ce moyen, comment acquérir la certitude que la barre 
servant de thermomètre est, à un centième de degré près à la 
même température que les règles à comparer, même après une 
attente très-longue? 
Dans l’air et pour une même face la température est rare¬ 
ment la même aux deux extrémités ; la différence atteint facile¬ 
ment cinq centièmes de degré, même en utilisant les poches à 
mercure employées par M. Wild. 
Dans nos liquides, au contraire, la température est la même 
dans une même couche horizontale, et l’on peut réduire la varia¬ 
tion de la température, suivant la profondeur, à des limites telles 
qu’on s’assure facilement qu'il n’y a pas un écart de plus de un 
centième de degré entre la température de la règle et celle de 
la couche du liquide où elle se trouve placée. L’emploi d’auges 
concentriques formant enceintes séparées lui a été sur ce point 
fort utile, et en admettant que la température de la chambre 
puisse varier de 1°, l’auge extérieure pourra être maintenue 
uniforme avec des différences de moins de 2 dixièmes de de¬ 
gré, surtout si, comme celle dont s’est servi M. Wild, elle con¬ 
tient 50 ou 60 litres de liquide; dans la deuxième auge nous 
avons pu nous convaincre que la différence ne s’élevait pas à 
