— 70 
trois centièmes de degré entre les deux couches extrêmes, et 
dans ces conditions, on admettra qu’on connaîtra la tempéra¬ 
ture de la couche centrale et de la règle qui y plonge à 0°,0! 
près. 
MM. Plantamour et Hirsch ont fait d’ailleurs des expériences 
comparatives sur une même barre disposée sur le même compa¬ 
rateur. La somme des carrés des écarts entre les valeurs obser¬ 
vées et les valeurs calculées était, avec le liquide, toujours très- 
notablement moindre que quand la barre était placée dans 
l’air. 
M. Morin a lieu de douter beaucoup de l’égalité de la tempé¬ 
rature d’une masse liquide. Il cite l’exemple du réservoir a eau 
d’une petite machine à gaz du Conservatoire, dans lequel le fond 
est encore froid, même après le déversement, à la partie supé¬ 
rieure d’un courant continu d'eau chaude prolongé pendant 
six heures. Il est facile de reconnaître dans le bain la rapidité et 
la continuité des courants qui se forment continuellement, et il 
pense que dans le cas où l’on voudrait opérer avec un liquide, 
la glycérine par exemple, on pourrait utilement renouveler ce 
liquide d’une manière continue, ce qui reviendrait en définitive 
à un. courant continu d’air froid, analogue à celui qui est déjà 
installé pour les opérations de la Commission. 
M. Fizeau entre dans quelques explications relativement aux 
différences de température que l’on peut craindre entre les dif¬ 
férents points d’une même enceinte. 11 ne croit pas que les diffé¬ 
rences observées tiennent à ce que les règles étaient placées 
dans l’air, mais elles tiennent fatalement à ce que l'enceinte dans 
laquelle elles étaient renfermées n’avait pas elle-même une tem¬ 
pérature uniforme en tous ses points. Dans ce cas, l’état des 
surfaces, la valeur des pouvoirs émissif et absorbant entraînent 
un cortège de complications inévitables et telles qu’il est im¬ 
possible d'obtenir la constance désirable; aussi, les physiciens, 
pour se mettre autant que possible à l’abri de ces inconvénients, 
ont ils été conduits à adopter pour les thermomètres la même 
nature de surface, ce qui conduirait dans le cas actuel à les 
revêtir du métal en lequel les règles seront construites. 
Conformément aux lois de Petit et Dulong, il n'en serait pas 
de même dans le vide, mais nous ne saurions évidemment pen¬ 
ser à réaliser cette condition favorable. Heureusement, on ar- 
