Séance du Vendredi 12 Avril 1872. 
La séance est ouverte à deux heures un quart, sous la prési¬ 
dence de M. Mathieu. 
Sont présents : MM. Mathieu, président; général Morin, vice- 
président; Chisholm, Foerster, Lang, Wild, Paye, Fizeau, général 
Jarras, H. Sainte-Claire Deville ; Hirsch et Tresca, secrétaires. 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
M. le général Morin fait voir au Comité les courbes de 
tare du thermomètre enregistreur qui est également sous ses 
yeux; chaque degré y est indiqué par un déplacement de un 
demi-millimètre. 
4 
M. Deville, obligé de quitter la réunion avant la fin de la dis¬ 
cussion thermométrique, regrette beaucoup de n’avoir pu y 
prendre part. 
Il s’est jivré à quelques recherches sur cette question, et il 
pense qu’un thermomètre à air, dont le corps serait en pla¬ 
tine iridié, et qui communiquerait par un tube très-fin du même 
métal à un manomètre différentiel, avec colonne en huile d’a¬ 
mandes douces, on peut arriver à des déterminations d’une ex¬ 
trême précision de la température d’une règle. Ce thermomètre 
pourrait d’ailleurs recevoir la forme nécessaire pour servir de 
support ou telle autre disposition appropriée. Toutes les in¬ 
fluences de l’éclairage seraient sans importance, puisqu’elles 
porteraient à la fois et sur le thermomètre et sur les règles. 
Afin d’arriver,' en ce qui concerne la mesure des dilatations, 
à une conclusion pratique et manifester l’opinion du comité, 
M. Tresca s’est entendu avec M. Hirsch pour proposer la construc¬ 
tion d’un appareil pour la détermination delà dilatation absolue. 
La Commission ayant à sa disposition l’appareil de M. Fizeau, 
