— 84 — 
ayant été tracé sur sa surface supérieure, elle soit scellée au 
milieu du barreau, ce trait étant normal à l’axe de ce barreau, 
l’image de la ligne vue par réflexion sur la surface argentée, 
sera sur l’axe du barreau et servira pour toutes les observations 
comme le ferait un trait placé au fend d’une cavité située à la 
hauteur du milieu du barreau. 
« J’ai indiquéque cette plaque transparente pourraitêtre scel¬ 
lée sur le barreau. Il serait facile de l’y maintenir par une griffe 
du même métal que ce barreau. Cependant le scellement à l’aide 
d’une matière soluble dans l’alcool, dans l’éther ou dans la 
benzine, serait plus facile et je la crois également efficace. 
« Je ne comprends pas la nécessité de rechercher un moyen 
compliqué pour faire les traits aux extrémités d’un mètre. Si 
j’avais une semblable opération à exécuter, je ferais encore 
usage d’une plaque transparente. Supposons que les traits dus¬ 
sent être faits au fond du puits, à la hauteur du milieu du bar¬ 
reau. 
« Ajustez les lignes C et C' de manière qu’elles soient sous les 
deux microscopes du comparateur. Au moyen d’un mouvement 
longitudinal, CC' peut être rendu égal à un mètre. Amenez C sous 
le microscope à côté du tracelet et marquez le trait D. Faites 
mouvoir le barreau jusqu’à ce que la ligne C' vienne sous le mi¬ 
croscope et faites le trait D'. Maintenant comme les points, milieu 
des petits traits D et D', sont ainsi que C et C' sur l’axe du bar¬ 
reau, la nécessité de maintenir le barreau à une seconde près 
de sa position angulaire primitive n’existe plus. 
« Tout ce qu’il faut, c’est de maintenir les lignes D, D', C, C' 
très parfaitement alignées quand on les regarde sous le micro¬ 
scope. 
« On pourrait, par exemple, fixer au barreau une sorte de 
collimateur pour rendre sa direction aussi invariable que possi¬ 
ble. 
« Plusieurs moyens se présenteront naturellement pour fixer 
les plaques A et A'. Je pourrais en indiquer trois fort simples; 
mais mon but est plutôt d’indiquer le principe du procédé que 
de vous fatiguer avec des détails sur les procédés d’appli¬ 
cation. » 
Le Comité décide que cette note, qui se rattache à l’une 
