88 
tion du kilogramme-étalon. La comparaison, avec un kilo¬ 
gramme en platine, lui a donné les résultats suivants : 
Valeur relative 
Pression 
température 
tension de vapeur 
Mill. 
Mill. 
0 
Mill. 
999,622,85 ± 0,081 
720 
20 
11 
999,623,19 ± 0,067 
714 
14 
8 
999,622,78 ± 0,013 
719 
17 
9 
Encore, la seconde série a-t-elle été faite lorsque la surface 
du kilogramme cylindrique qu’il employait était légèrement salie 
par de la poussière qui avait été enlevée, par un lavage, dans la 
première et dans la troisième. 
Steinheil a accepté le quartz comme matière parfaitement 
convenable pour l’exécution du kilogramme. 
La dureté de la matière, la petitesse de son poids spécifique, 
la perfection de son poli, qui témoigne du moindre accident, 
sont autant de raisons qui la recommandent pour cette destina¬ 
tion. 
Il croit qu’on sera conduit à faire exécuter le kilogramme 
prototype en quartz, et un constructeur de Paris lui a donné l’as¬ 
surance qu’on trouverait des cristaux suffisants pour la con¬ 
struction d’au moins 30 kilogrammes, dont le prix n’atteindrait 
pas celui de 1 000 francs en moyenne. 
M. Fizeau craint beaucoup les influences électriques : M. Ré¬ 
gnault a été arrêté assez longtemps par ces influences dans la 
détermination de la densité des gaz. Elles se développeront par 
le moindre frottement et elles persistent généralement très- 
longtemps avec toutes les autres matières dures analogues. Ce¬ 
pendant il est nécessaire de les essuyer, par suite des résidus 
que dépose sur elles la vapeur d’eau, ce qui n’a pas lieu avec le 
métal. 
M. Wild estime que l’influence électrique ne saurait être bien 
grande, puisqu’elle ne l’a jamais entravé dans aucune de ses pe¬ 
sées, et il cite celles qui ont été faites par M. Seidel à Munich, 
comme s’étant accordées, à plusieurs années de distance, à un 
centième de milligramme près. Pour faire varier le poids de 
0 m 8,1, il faut déjà des variations sensibles dans les différents élé¬ 
ments de correction: ± 0°,08 pour la température; =±= 0 mm ,19 
pour la pression et ± 0,50 pour l’humidité. 
