9 
7 chronomètres à spiral cylindrique avec courbe 
Phillips donnent la variation moyenne de 0,44 
14 chronomètres à spiral cylindrique sans courbe 
Phillips, donnent la variation moyenne de 0,68 
1 chonomètre à spiral sphérique, donne la 
variation moyenne de 0 S ,68 
145 chron. donnent en général la variât, moyen. 0,55 
Et ensuite pour la variation du plat au pendu nous 
trouvons : 
86 chronomètres à spiral plat, avec courbe Phil¬ 
lips, donnent 2 S ,00 
5 chronomètres à spiral plat Breguet 2 S ,05 
4 chronomètres à spiral cylindrique avec courbe 
Phillips 0,41 
8 chronomètres à spiral cylindrique sans courbe 
Phillips donnent l s ,45 
103 chron. donnent une variation du plat au pendu 
moyenne de l s ,90 
On reconnaît par ces tableaux que l’influence favorable 
de la courbe théorique de Phillips qui est de plus en plus 
employée généralement, se fait surtout sentir pour les 
spiraux cylindriques, où elle produit un réglage presque 
parfait. 
La compensation des balanciers est cette fois aussi bien, 
sinon mieux réglée que dans les deux années précéden¬ 
tes ; on peut s’en convaincre par le tableau suivant qui 
indique la variation de la marche pour un degré d’aug¬ 
mentation de température : 
4 chronomètres, c’est-à-dire 4 % ont donné une 
variation par degré 0 S ,0 
52 chronomètres, c’est-à-dire 47 % ont donné une 
variation par degré au dessous de 0,1 
