10 
88 chronomètres, c’est-à-dire 79 % ont donné une 
variation par degré au dessous de 0 S ,2 
101 chronomètres, c’est-à-dire 91 % ont donné une 
variation par degré au dessous de 0 S ,3 
10 chronomètres, c’est-à-dire 9 % ont donné une 
variation par degré au dessus de 0,3 
111 chronomètres ont montré en moyenne une 
variation par degré de température de 0 S ,13 
Le plus grand nombre des chronomètres (66) est légè¬ 
rement surcompensé, pour les autres la compensation 
est un peu trop faible. 
Le tableau suivant montrera les progrès constants que 
le réglage des chronomètres a faits d’année en année : 
Variation du plat 
Variation pour 1° _ 
au pendu 
de température 
En 1864 
8,21 
0 S ,48 
1865 
6,18 
0 S ,45 
1866 
3,56 
0 S ,36 
1867 
3,57 
0*,16 
1868 
2,44 
0,15 
1869 
2,43 
0 S ,14 
1870 
2,37 
0,14 
1871 
1,90 
0 S ,13 
L’emploi 
de la fusée s’est montré de 
nouveau sans in 
fluence sur la variation de la marche diurne. 
Après ces considérations générales sur le concours de 
1871, j’arrive maintenant aux chronomètres qui occupent 
le premier rang et qui d’après les dispositions du règle¬ 
ment, ont mérité des prix. 
Nous n’avons reçu cette année qu’un seul chronomètre 
de marine de la part de MM. Henri Grandjean et C ie au 
Locle, maison qui n’abandonne pas les efforts très-loua¬ 
bles qu’elle fait depuis longtemps pour développer chez 
nous la fabrication des montres marines. La pièce que 
