sous une partie du bâtiment, enfin la nécessité d’ou¬ 
vrir les salles d’observation dans toutes les saisons 
et à toutes les heures, et par suite des variations de 
température et d’humidité, bien plus fortes que dans 
toute autre construction, expliquent des réparations 
plus fréquentes que pour des bâtiments ordinaires. 
Pour les instruments, j’ai pu me borner en général 
à l’entretien ordinaire. Cependant j’ai dû me décider 
à changer le mouvement micrométrique de la lunette 
méridienne et à remplacer l’ancienne clef à articula¬ 
tion par une autre à engrenage; nous avons obtenu 
ainsi non seulement un pointage plus doux et plus 
exact pour les observations de déclinaison, mais aussi 
beaucoup plus de facilité pour l’observation du nadir. 
Comme à l’époque des brouillards plusieurs fils de 
la lunette méridienne se sont détendus, il a fallu en¬ 
voyer le micromètre à Aarau, où M. Kern a remplacé 
tout le réticule par un nouveau ; à cette occasion j’ai 
fait augmenter la distance des fils horizontaux qui 
était un peu trop faible. 
Pour le chronographe, j’ai obtenu en modifiant la 
transmission de la force motrice, qu’il marche à pré¬ 
sent pendant 3 heures environ, sans être remonté, de 
sorte qu’il fonctionne avec sûreté pendant la durée 
d’une série d’observations. 
Parmi nos pendules, celle de Winnerl qui a été 
nettoyée le 22 mai par MM. Sylvain Mairet et Ulysse Nar- 
din du Locle, a repris une bonne marche, sa variation 
moyenne étant descendue à 0 S , 078. Les deux autres par 
contre, laissent à désirer et ont grand besoin d’être net¬ 
toyées ; malheureusement j’ai beaucoup de peine, au mi¬ 
lieu de notre pays d’horlogers, d’obtenir qu’un de nos ar- 
