143 
gré les grands soins qu’on voue à leur conservation et 
à l’entretien des huiles, il est inévitable que quelques 
grains de poussière dure parviennent, dans un si long 
espace de temps, à s’incruster dans la surface des 
cylindres en acier et y produisent de très légères irré¬ 
gularités de forme, qui ont pour effet de faire décrire 
à l’axe optique de la lunette sur la voûte céleste un 
grand cercle affecté de très légères ondulations, qui 
nuisent à la précision des observations. 
Enfin, dès l’origine, l’un des tourillons avait été 
un peu plus fort (d’un micron environ) que l’autre. 
Il fallait donc retourner les tourillons pour leur rendre 
à la fois une forme parfaitement cylindrique et en 
même temps des diamètres aussi égaux que possible. 
D’un autre côté, les coussinets en bronze s’étaient 
également usés et les surfaces de frottement, d’une 
forme cylindrique concave, étaient devenues trop 
grandes, ce qui, tout en augmentant la constance de 
la position de l’instrument, rendait moins certaine la 
détermination des véritables corrections instrumenta¬ 
les. Il fallait donc aussi repolir les surfaces des cous¬ 
sinets. 
En même temps, ainsi que je l’ai exposé dans une 
autre occasion, l’inclinaison continuelle du sol du côté 
occidental avait abaissé l’un des piliers de presque 
un millimètre, de sorte que nous étions arrivés, pour 
l’inclinaison, à la limite du jeu des vis de correction. 
Je devais donc profiter de l’occasion pour surélever le 
coussinet occidental de cette quantité. 
A côté de ces réparations mécaniques, je désirais 
depuis longtemps perfectionner la partie optique de 
notre instrument, au point de vue de l’éclairage de la 
lunette. Cet éclairage était obtenu jusqu’à présent au 
