ont été achevées l’année dernière avec le plus grand succès. 
Sans entrer dans des détails techniques, qui seraient déplacés 
dans ce rapport, je me borne à constater que ces travaux déli¬ 
cats ont été exécutés par la Société genevoise pour la cons¬ 
truction des instruments de physique et de précision, d une 
manière très consciencieuse, et dans un temps relativement 
très court, car l’instrument, qui a été enlevé le 16 juillet, est 
revenu le 14 août, et a été remonté de façon à pouvoir re¬ 
prendre nos observations régulières le 18 août. 11 n’y a donc 
eu qu’une interruption d un mois, dont la moitié, du teste, 
aurait été perdue par suite du tir cantonal dont le bruit rendait 
toute observation impossible. 
Par cette réparation on a levé d’abord le principal défaut 
que les longues années d’un usage continuel avaient fait naître, 
savoir une légère irrégularité et inégalité des deux tourillons 
de l’axe de rotation, de sorte que l’axe optique de la lunette 
décrit de nouveau un grand cercle parfaitement régulier; les 
deux nivellements de l’axe dans différentes positions de la lu¬ 
nette s’accordent dans la limite de leur exactitude, et l’inégalité 
des deux tourillons a été réduite à la faible quantité de 
0 g ,004 == Oji.,16. 
En même temps, j’ai fait repolir les coussinets de l’instru¬ 
ment, et en rodant au moyen d’un faux axe avec des tourillons 
en acier identiques en dimensions à ceux de l’axe de l’instru¬ 
ment, on est parvenu à former sur les coussinets quatre surfaces 
de contact de faible étendue, et faisant partie d’une seule surface 
cylindrique concave concentrique à celle des tourillons. 11 en 
résulte une stabilité très suffisante de l’instrument, et en 
même temps une grande sûreté dans la détermination des 
constantes. 
D’un autre côté, l’inclinaison continuelle du sol du côté 
occidental ayant abaissé l’un des piliers de plusieurs millimètres 
en 23 ans, de sorte que nous étions arrivés à la limite du jeu 
