— 5 
es vis de correction pour l’inclinaison, j’ai profité de l’occa- 
ion pour surélever le coussinet occidental de cette quantité. 
Outre ces réparations mécaniques et un nettoyage complet 
e tout l’instrument, en particulier du cercle, nous avons ap- 
orté une modification complète à l’éclairage de la lunette, en 
emplaçant le miroir qui jusqu’à présent servait à l’éclairage 
il champ, par un double système de prismes, dont l’un donne 
n éclairage du champ bien plus uniforme et plus durable que 
elui obtenu par l’ancien miroir, tandis que l’autre système 
ermet d’éclairer à volonté les fils en laissant le champ obscur, 
e qui a augmenté très considérablement la puissance optique 
e notre instrument; tandis qu’autrefois nous ne pouvions ob- 
erver les étoiles que jusqu’à la 9 me grandeur, nous observons 
ctuellement aux fils clairs les étoiles jusqu’à la !2 me grandeur, 
t nous pouvons déterminer au méridien les positions des 
etites planètes. De cette façon, le nombre des astres obser- 
ables avec cet instrument a été énormément augmenté. 
Pour cette partie optique aussi, les ingénieurs de l’atelier de 
lenève ont parfaitement réussi; non seulement les deux modes 
/éclairage sont très uniformes et permettent la gradation vou- 
le de l’intensité, mais chose surtout difficile, à laquelle je 
snais beaucoup, on est parvenu à régler la position des 
rismes de façon à faire coïncider les images claires et obscures 
es fils à un degré très suffisant, savoir dans la limite de 0 s ,0t5 
nviron. 
Enfin, j’ai fait changer complètement le système de suspen- 
ion du grand niveau qui était non seulement incommode, mais 
aême dangereux pour l’instrument et pour l’observateur, et qui 
maintenant permet d’exécuter cette indispensable opération 
uxiliaire de tous les jours, avec une grande facilité et précision, 
ans s’approcher de l’instrument et en l’observant d’en bas 
u moyen d’une petite lunette de lecture. 
