31 
grand nombre de chronomètres (82 sur 144) sont surcompensés, 
tandis que 56 retardent un peu dans l’étuve ; par contre, il y a 
jette fois six chronomètres, pour lesquels la compensation est 
parfaite, la variation par degré étant au-dessous de 0 S ,0I de 
seconde. Les balanciers compensés ont été bien construits aussi 
sous ce rapport que les montres sont en majorité, après les 
épreuves thermiques, revenues à leur marche antérieure dans 
les limites assez étroites, puisque la différence entre les marches, 
avant et après ces épreuves, a été de 0 S ,96 en moyenne. 
Enfin nous ajoutons qu’aussi pour la constance de la marche, 
le résultat des observations est satisfaisant ; car non seulement 
la différence entre les marches de la première et de la dernière 
semaine a été, pour les montres de six semaines, de l s ,37 
(i s ,25 en 1881), mais pour la différence entre les marches 
diurnes maxima et minima, observées pendant toute la durée 
de l’épreuve, on a réalisé un progrès par rapport aux dernières 
années. En effet, on trouve les valeurs suivantes de cette 
différence entre les marches extrêmes pour les différentes 
classes : 
Différence extrême 
B. Montres observées pendant six 
semaines et dans cinq positions, 
dans l’étuve et à la glacière . . 7 S ,64 (en 1881 = 8 S ,26) 
C. Montres observées pendant un 
mois et dans deux positions, dans 
l’étuve et à la glacière . . . 5 S ,98 (en 1881 = 6 S ,63) 
D. Montres observées pendant 15 
jours et dans une seule position, 
à la température ambiante . . 3 S ,59 (en 1881 = 5 S ,25) 
Moyenne 5 S ,27 (en 1881 = 5 S ,60) 
En résumé, le concours de 1882 a réalisé quelques progrès 
sous le rapport de la constance de la marche, ainsi que pour la 
