25 
C’est dans une installation que j’ai fait préparer a cet 
effet dans l’édifice de l’institut géographique et statistique, 
qu’elles ont été faites, au comparateur à cinq microscopes 
qui y est établi depuis plusieurs années. La règle en fer 
laminé a été placée dans une double auge pleine d’huile 
d’olive, laquelle devait être portée à différentes tempéra¬ 
tures. Une autre règle en platine, d’une longueur très peu 
différente de quatre mètres, a été placée dans une autre 
auge et a servi de règle de comparaison, ayant été main¬ 
tenue à cet effet à une température presque constante 
pendant chaque série, au moyen d’un courant d’eau. 
Deux géodésiens de l’institut, MM. le capitaine Cebrian 
et le lieutenant Bellon, appartenant au corps d’artillerie, 
ont fait, sous ma direction, les observations et les calculs 
qui seront publiés dans le tome 1Y des Mémoires de l’Insti¬ 
tut géographique et statistique, déjà sous presse et dont 
je m’empresse de communiquer les résultats à la Com¬ 
mission géodésique suisse. 
a et p étant respectivement le premier et le second coef¬ 
ficient de la dilatation linéaire de la règle de quatre mètres 
fie longueur, par degré de l’échelle centigrade, le résultat 
de 150 comparaisons, toutes réductions faites, a été : 
a = 0 mm ,046635 ± 0 mm ,000247 
p = 0 mm ,0000069 ± 0 mm ,0000059 
Quand au second coefficient (J, vu que la valeur obtenue 
ne dépasse pas sensiblement son incertitude, je ne crois 
pas sa réalité bien établie, et je me bornerai pour cette 
raison à employer seulement le premier. 
Celui-ci est beaucoup plus fort que la valeur que j’ai 
obtenue à Paris, il y a une vingtaine d’années, au moyen 
