5 
hronographes et les chronoscopes ont tant développé 
art de la mesure pour ainsi dire microscopique du 
3mps, a également réussi à construire une horloge 
lectrique de précision. On peut espérer que cet ins- 
mment contribuera à diminuer considérablement 
3s derniers défauts qu’on peut reprocher aux meil- 
mres pendules astronomiques. Ces défauts sont es- 
sntiellement au nombre de deux : c’est d’abord la 
écessité d’employer de l’huile pour adoucir les nom- 
reux frottements des horloges; or, comme tous les 
fforts des chimistes et des horlogers n’ont pas encore 
mené la découverte d’une huile qui convienne aussi 
ien aux hautes qu’aux basses températures, et qui 
3 conserve au-delà de deux à trois ans, il y a là, à 
ôté de la température, une grande cause de varia- 
on annuelle pour les horloges. Nous verrons que 
[. Hipp a réussi à la supprimer complètement, et 
est là un notable progrès qui, à lui seul, fera épo- 
ue dans l’horlogerie de précision. 
Le second desideratum pour les pendules astrono- 
liques, c’est de les soustraire à l’influence des varia- 
ons barométriques, influence qui, sans être étudiée 
)mplètement, existe cependant et peut produire, 
ms nos climats, une variation totale allant jusqu’à 
ou 4 dixièmes de seconde. Or, tous les moyens de 
nnpensation barométrique qu’on a essayés ayant 
bhoué, il ne reste qu’à faire marcher les pendules 
ms le vide ou plutôt sous pression constante. On 
)mprend combien, malgré tous les efforts d’inven- 
m qu’on a dépensés, il est difficile de placer et de 
aintenir dans de telles conditions une horloge à 
)ids, qu’il faut remonter périodiquement, tandis que 
pendule électrique, dont on entretient le mouve- 
