17 
ue lorsque la pendule sera employée aux observa- 
ons méridiennes, sa variation sera réduite à ±:0 S ,05 
aviron. 
J’ai des indications suffisantes pour croire qu’une 
rande partie de cette variation est due à un reste de 
éfaut de réglage de la compensation, qui sera corrigé 
•rsque la marche estivale prochaine aura permis de 
. calculer exactement. Enfin, il ne faut pas oublier 
ae le chiffre donné pour la variation de la pendule 
mtient nécessairement l’incertitude de deux déter- 
linations de l’heure et surtout la variation de l’équa- 
on personnelle de l’observateur, dont l’ensemble 
3ut bien être évalué à db0 s ,025. 
Quant à l’amplitude des variations à longue période, 
le est renfermée jusqu’à présent dans les limites 
une demi-seconde ; mais il faudra l’observer encore 
lus longtemps pour fixer définitivement la valeur de 
variation annuelle. 
En résumé, dans l’état actuel, la variation diurne 
3 dépasse pas le demi-dixième d’une seconde, et 
)mme, après le réglage définitif de la compensation, 
le sera réduite à 0,03 ou 0 S ,04, on voit que la pré- 
sion de la marche de cette pendule est au moins 
gale à celle des meilleures qui soient connues jus- 
l’à présent. 
Pour terminer, je mentionnerai encore un des 
r antages qu’offrent les horloges électriques, et qui 
ra apprécié par les directeurs des observatoires, 
est que le même pendule, placé dans les meilleures 
•nditions de stabilité et de constance de tempéra- 
re, par exemple dans un souterrain, peut faire 
actionner plusieurs cadrans dans les différentes 
i lies d’observation, et distribuer ainsi l’heure nor- 
! BULL. SOC. SG. NAT. T. XIY. 2 
