33 
• 
moyenne 0%12 par degré centigrade. Comme 
oujours, la plupart des chronomètres (114 sur 208) ont été 
! iurcompensés; pour 85, la compensation était trop faible; elle 
;tait parfaite pour quatre chronomètres, dont la variation par 
legré n’atteignait pas 0 S ,01 ; enfin, dans cinq cas, il était 
mpossible de déterminer la compensation par un seul terme, 
)arce que la marche des chronomètres n’était pas une fonction 
inéaire de la température. En général, les chronomètres sont 
rès bien revenus à leur marche précédente, après avoir subi 
es épreuves thermiques; car, en moyenne, la différence de 
narche, avant et après ces épreuves, a été de l s ,09. 
Il me reste enfin à rendre compte de la constance de la 
narche des chronomètres observés en 1883. Sous ce rapport 
ussi, on peut être satisfait ; car pour les 62 montres des deux 
iremières classes, la différence entre les marches de la première 
t de la dernière semaine a été en 1883 de l s ,29, tandis qu’elle 
tait de l s ,37 l’année dernière, et la différence extrême entre 
3 s marches maxima et minima, observées pendant toute la 
urée de l’épreuve, a été en moyenne des 383 chronomètres 
e 1883, de 5%28, c’est-à-dire presque la même que l’année 
récédente (5 S ,27). 
Comme d’habitude, je termine cette étude statistique par 
3 tableau comparatif des principaux éléments de réglage, tels 
u’ils ont été observés pendant vingt ans. 
3 
