Thermodynamik der Muskeln 
113 
geworden ist, wird die Röhre C von neuem mit Wasser gefüllt, 
und der Apparat kann nun zum Experimentieren benutzt werden. 
Sobald die Röhre C eine gleichmäßige Temperatur annimmt 
und der gebildete Tropfen sich nicht mehr hin- und herbewegt, 
verursacht die Einführung eines gewissen Quantums Wärme in 
eine von den Platinröhren sogleich eine Verschiebung des Tropfens 
in der Richtung der anderen Platinröhre. Je größer die Wärme¬ 
bildung in der betreffenden Platinröhre ist, je mehr sie vor Ver¬ 
lusten nach außen geschützt ist, desto größer wird natürlich die 
Verschiebung sein. Bleibt die Wärmebildung aus, so verschiebt sich 
auch der Tropfen nicht. 
In den Versuchen mit Muskeln wird selbstverständlich in die 
Platinröhre der Muskel M eingeführt (Fig. 1). Um in beiden Röhren 
in möglichst kurzer Zeit die gleiche Temperatur zu erreichen, ist 
es ratsam, zwei Muskeln zugleich zu nehmen und entweder nur 
mit einem von ihnen zu experimentieren und den anderen, sozu¬ 
sagen, als Zeugen zu lassen, oder nacheinander auf einmal zwei 
Experimente auszuführen und auf diese Weise die Möglichkeit ei¬ 
ner gegenseitigen Vergleichung zweier Muskeln eines und dessel¬ 
ben Individuums oder zweier verschiedener Individuen zu erlangen. 
Wenn man bei der Füllung des Apparates mit Äther im Raum 
über demselben den höchsten möglichen Verdünnungsgrad der Luft 
erreicht hat, so ist die Empfindlichkeit des Apparates so groß, daß 
trotz scheinbar völlig gleicher Bedingungen der Umgebung und 
trotzdem das Wasser fleißig umgerührt wird und man lange genug 
wartet u. s. w., der Tropfen nur in sehr seltenen Fällen zur Ruhe 
kommt. Um in dieser Hinsicht unabhängig zu sein und Zeit zu 
sparen, war die Einführung einer speziellen Einrichtung unum¬ 
gänglich, welche eine Ausgleichung der Temperaturdifferenzen bei¬ 
der Teile des Mikrokalorimeters, d. h. beider Gefäße erlaubte. Diese 
Einrichtung bezeichnete ich, analog zu einer ähnlichen bei elek¬ 
trischen Untersuchungen, als Kompensation, da ich dieses Ziel 
ganz analog wie bei elektrischen Kompensatoren erreichte (Fig. 4). 
In beide Röhren führte ich ständig zwei kleine Widerstände o ein, 
die aus der Schlinge eines dünnen, im Innern der Platinröhren an 
der Wand isoliert verlaufenden Platindrahtes bestanden. Diese Wi¬ 
derstände stehen in Verbindung mit dem Rheoehord R (Kontakte cd) 
mit Hilfe entsprechender Schlüssel K K, K 0 , K 0 und des Polkommu¬ 
tators P ohne Kreuzung. Das Rheoehord ist einerseits durch die 
Bulletin III. B. Avril—Mai. 
8 
