/ 
116 N. Cybulski: 
dhem sich der Nerv über der Platinröhre abzweigte; der Nerv V 
lag 1 in der Elektrode auf Platindrähten und das äußere Ende der 
Elektrode war mit feuchter Watte verstopft. Diese Elektroden wa¬ 
ren mit Hilfe der Schlüssel K m (Fig. 4) und des Kommutators P x 
mit der zweiten Spule des du Boi-R e y m o n d’schen Induktionsap¬ 
parates DB verbunden. Um die Dauer oder den Augenblick des 
Reizes bestimmen zu können, war die erste Induktionsspule db 
mit der Batterie S 1 und mit dem D e p r e z-Signal SD verbunden, 
welcher auf einem Zylinder W die Schwingungen des Hämmer¬ 
chens der Spule aufschrieb oder die einzelnen Kontraktionen no¬ 
tierte. 
Um womöglich die Luftbewegung und den ungleichmäßigen 
Einfluß der Untersuchenden auf beide Teile des Mikrokalorimeters 
zu vermeiden, beobachtete man die Tropfenbewegung in der Ka¬ 
pillare c durch ein Fernrohr L (Fig. 4). Die Einrichtung U ge¬ 
stattete die Drehung des Fernrohrs in der Weise, daß sich der 
eine oder der andere Rand des Tropfens immer auf der Linie des 
Haares im Fernrohrokular befand; so war es nun mit Hilfe des 
Fernrohrs möglich, die Einteilung der Skala genau abzulesen und 
die Lage des Tropfens zu bestimmen. 
Zur Kalibrierung des Apparates dienten zwei spezielle Wider¬ 
stände, die in den das obere Ende der Platinröhren verschließenden 
Stöpseln befestigt waren. Die Kalibrierung führte ich vor jedem 
Versuche durch. Diese Vorsichtsmaßregel war deshalb unentbehr¬ 
lich. weil, wie es sich im Laufe der Experimente herausstellte und 
ich auch bis zu einem gewissen Grade vorausgesehen hatte, die 
Empfindlichkeit des Apparates von der Temperatur, in welcher 
experimentiert wird, abhängig ist. Die Kalibrierung des Apparates 
erfolgte auf folgende Weise: in beide Gefäße des Kalorimeters 
setzte ich die Kalibrierungwiderstände ein; nun wurden die Platin¬ 
röhren oben durch Stöpsel geschlossen, von außen und unter dem 
Stöpsel mit Eiderdunen belegt und auf dieselbe Weise auch die 
untere Öffnung geschlossen. Nach einiger, zum Temperaturausgleich 
beider Gefäße hinreichender Zeit bildete ich den Tropfen und hielt 
ihn mit Hilfe der Kompensationseinrichtung auf einer Stelle fest. 
Blieb der Tropfen einige Minuten lang unbeweglich, so schloß ich den 
Strom von einer gewissen Intensität durch einen Widerstand auf 
gewisse Zeit. Diese Zeit bestimmte ich entweder direkt mit Hilfe 
eines Handchronometers, wenn es sich um einige Sekunden han- 
