Thermodynamik der Muskeln 
117 
delte, oder ich schrieb sie auf einer Trommel auf, welche den 
Strom auf gewisse Zeit, wenn dieselbe verhältnismäßig kurz war, 
automatisch schloß. Die Verschiebung des Tropfens wurde, wie 
oben erwähnt, mit Hilfe eines Fernrohrs abgelesen. 
Um die Eigenschaften meines Apparates genau kennen zu ler¬ 
nen, machte ich eine lange Reihe von Versuchen mit konstanter 
Wärmequelle in der Form eines durch die eben erwähnten Wider¬ 
stände hindurchfließenden Stromes und untersuchte die Verschie¬ 
bung des Tropfens hinsichtlich: 1) des Einflusses verschiedener 
Wärmemengen, und 2) der Zeit der Wirkung einer bestimmten 
konstanten Wärmequelle, also im gegebenen Falle der Elektrizität. 
Obwohl ich eine lange Reihe von Experimenten dieser Kategorie 
mit verschiedenen Apparaten ausgeftihrt habe, waren' die Resultate 
immer analog; ich beschränke mich also auf Angabe einiger Bei¬ 
spiele, die zur Charakterisierung des Apparates vollständig genü¬ 
gen und zugleich das Verfahren zeigen, bei welchem die mit Hilfe 
dieses Apparates erhaltenen Resultate als genügend exakt betrachtet 
werden können; jedenfalls stehen sie der Wirklichkeit viel näher 
als alle bisher mit Hilfe anderer Apparate erhaltenen Werte. 
A) Experimente mit veränderlicher Stromintensität und kon¬ 
stanter Schließungsdauer. 
Experiment I. 
Kalorimeter N. 14. Zimmer- und Wassertemperatur 15°. In die 
linke Röhre wurde ein Widerstand von 13*595, in die rechte von 
13*183 Ohm eingeführt. Der 
Strom wurde 
mit der 
Hand 
auf 4" 
geschlossen und die Zeit mit 
dem Chronometer bestimmt. 
Linker Widerstand 
Stromintensität 
0*02 
003 
0*04 
0*05 
Mittlere Tropfenverschiebung 
aus zwei 
Versuchen 
7 
15 
27-5 
43*25 
Rechter Widerstand 
Stromintensität 
0*02 
0*03 
0*04 
005 
Mittlere Tropfenverschiebung 
aus zwei 
Versuchen 
7 
14*5 
27*75 
42*50 
Die Menge der produzierten Wärme wurde in allen diesen Fäl¬ 
len auf Grund der Formel: 
c = i\w.o-2±.t 
