120 
N. 
Oybulski: 
Stromintensität 
Mittlere Verschie¬ 
o-oi 
0-015 
0-017 
0*021 
0-0225 
0-0238 
0025 
bung des Tropfens 
aus zwei Beobach¬ 
tungen 
2-5 
6 
7-5 
11-5 
13 
14-5 
16-25 
Wärmemenge in 
Mikrokalorien 
1-58 
357 
4-59 
7 
8-04 
9 
9-93 
Empfindlichkeit 
0-63 
0-59 
0-61 
0-60 
061 
062 
0-61 
Mittlere Empfindlichkeit = 0‘61. 
Experiment III. 
Kalor. N. 10. Zimmer- -und Wassertemperatur 15°; der Strom 
wurde auf 5" geschlossen; im linken Gefäß ein Widerstand von 
1*36 Ohm, das rechte Gefäß durch den zweiten Widerstand ge¬ 
schlossen. 
Stromintensität 
Verschiebung 
Wärmemenge 
Empfindlichkeit 
0*030 0-052 0-060 0-072 0-084 0089 0-094 
2 6 8-5 11 16 19 20 
1-46 4-46 587 8*46 11-515 12*92 1442 
0*73 0-73 0-69 0*77 0*72 0*68 072 
Mittlere Empfindlichkeit = 0"72 Mikrokalorien. 
Die Unterschiede der Empfindlichkeit in einzelnen Bestimmun¬ 
gen können von den Beobachtungsfehlern herrühren, u. zw. 1) von 
einer geringen Ungenauigkeit in der Bestimmung der Strominten¬ 
sität, welche durch Ungenauigkeit des verwendeten Milliampère- 
meters bedingt wäre, 2) von kleinen, in der Zeitbestimmung direkt 
mit dem Chronometer unvermeidlichen Ungenauigkeiten. Diese 
Fehlerquelle hätte zwar durch automatisches Stromschließen und 
graphische Zeitbestimmung auf dem Zylinder vermieden werden 
können, was auch in manchen Experimenten geschah, aber diese 
Korrektur war, wie es scheint, von nur geringer Bedeutung. Eine 
strengere Untersuchung dieser Ungenauigkeit zeigte, daß ihre Haupt¬ 
quelle doch wahrscheinlich im Apparate selbst zu suchen sei; es 
ist dies nämlich eine gewisse Differenz im Dampfdrücke des Äthers, 
die in beiden Gefäßen auch dann besteht, wenn der Tropfen in 
der Kapillare in Kühe verharrt. Das ist ein Druck, der nicht im¬ 
stande ist, den Tropfen zu verschieben, und doch als Differenz 
bleibt und im Tropfen sozusagen eine „Tendenz“ zur Bewegung 
in gewisser Richtung bewirkt. Dies kann leicht nachgewiesen wer- 
