22 
dass sie möglichst ausgedehnt die abgeschlossenen Luftinassen 
durchsetzen. — Die Zuleitungen zu den in den Flaschen unter¬ 
gebrachten Bolometerzweigen bestehen aus 4 unter sich gleich¬ 
langen dicken Kupferdrähten, welche an 6 Polklemmen enden, 
die rings um die Drehaxe des Brettes angeordnet sind. — Da 
es nun kaum je der Fall ist, dass beide Flaschen gleiche Tem¬ 
peratur haben, selbst wenn sie sich in gleichem Niveau befinden, 
so ist die Zwischenschaltung von „ Compensationsbriicken “ 
(wenigstens einer, der Symmetrie wegen aber am besten von 
zwei solchen) erforderlich; zu diesem Zwecke sind diebetreffen¬ 
den beiden Bolometerzweige jedesmal nicht direkt mit dem 
Galvanometer verbunden, sondern führen zu den beiden Enden 
eines „Compensationsdrahtes“ aus Constantan von 30 cm 
Länge und 0,5 mm Dicke; auf diesem Drahte ist verschiebbar 
ein Kontakt, von dem aus die Zuleitung zum Galvanometer er¬ 
folgt; durch passende Verschiebung dieses Kontaktes wird auf 
Stromlosigkeit des Galvanometers eiugestellt. Zwecks Vermei¬ 
dung von Störungen durch die strahlende Körperwärme des 
Beobachters werden vorteilhaft diese Regulierbrücken in 1—2 m 
Abstand vom Apparate aufgestellt. 
Als Stromquelle genügen bei der Empfindlichkeit des 
Demonstrationsgalvanometers im Institut (von Edelmann, nach 
Desprez-d’Arsonval) 3—4 Leclanche-Elemente. Die Zuleitungen 
vom Apparate zu den Elementen und zu den Kompensations¬ 
brücken bilden spiralig gewickelte, locker liegende Drähte, die 
den Drehungen des Brettes bequem zu folgen vermögen. 
Zur Anstellung eines Versuches wird am besten 
von der horizontalen Stellung des Apparates ausgegangen, in 
der die abgeschlossenen Luftmassen sich auf gleichem Druck 
und möglichst nahe gleicher Temperatur befinden. Nach Ein¬ 
stellen an den Compensationsbriicken auf Stromlosigkeit des 
Galvanometers (zuerst grobe Einstellung bei durch Einschaltung 
von Widerstand unempfindlichem Galvanometer: danach 
genaueres Compensieren bei empfindlicherer Schaltung) ist der 
