21 
Apparat zur Demonstration von adiabatischen Temperatur¬ 
änderungen in auf- und in abwärts-bewegten Luftmassen 
von M. Seddig. 
Während Herr S. Löwenherz die dem „convectiven“ 
Gleichgewicht ') entsprechenden Temperaturänderungen in einem 
Luftstrome erzeugte, welcher in einem in sich zurücklaufenden 
Röhrenviereck cirkulierte, bewirkt M. Seddig diese adiabati¬ 
schen Temperaturänderungen in einfacherer, zu Messungen 
weniger, zur Demonstration aber gut brauchbarer Weise durch 
direktes Heben und Senken begrenzter Luftmassen. 
Zu diesem Zwecke sind zwei, je etwa 2 Liter fassende, 
grosse Glasflaschen (Pulvergläser) an den Enden eines 2 m 
langen und 15 cm breiten Brettes, welches um eine durch seine 
Mitte gehende horizontale Axe drehbar ist, befestigt. Die Öff¬ 
nungen der Flaschen sind mittels aufgekitteter Deckel ver¬ 
schlossen, da sonst bei Bewegungen der offenen Flaschen 
Aspirations- und Compressionswirkungen am Flaschenrande 
auftreten würden (analog wie beim Darüberblasen über die 
Öffnung einer Flasche), was ebenfalls Anlass zu Temperatur¬ 
änderungen geben würde; den Druckausgleich mit der um¬ 
gebenden Luft vermitteln Glasröhren, welche die Deckel durch¬ 
setzen und bis an die Drehaxe heranreichen. Die Temperatur¬ 
messung geschieht mittels Bolometer, dessen 4 Zweige paarweis 
in den beiden Flaschen untergebracht sind , wie principiell für 
Temperaturmessungen überhaupt zuerst von Robert v. Helm- 
holtz angegeben, und mit Galvanometer [von geringem Wider¬ 
stande] , welches zweckmässsig mit objektiver Spiegelableitung 
benutzt wird. 
Die einzelnen Bolometerzweige haben je ca. 11 42 Wider¬ 
stand (bis auf V 20 S2 untereinander gleich) und bestehen aus 
ca. 0.1mm dicken Eisendrähten, welche über dünne, in den 
Flaschen befindliche Holzrähmchen gespannt sind und zwar so, 
1) Yergl. über dieses z, 13, Helmholtz, Vorlesungen über Theorie de*- 
Wärme pag. 198 u. ff, 
