76 
In derselben Sitzung sprach Herr W. Feussner: 
Ueber ein Verfahren zur Dickenbestimmung keilförmiger 
Schichten durch Interferenzstreifen. 
Es giebt Fälle, wo das unmittelbare Verfahren der Dicken¬ 
bestimmung mit dem Sphärometer oder ähnlichen Instrumenten, 
welches man bei festen Körpern bis zur Genauigkeitsgrenze von 
einem Tausendstel Millimeter wohl immer bevorzugen wird, 
versagt oder mit grösseren Umständlichkeiten verknüpft ist. 
Besonders wird das bei Luft- oder Flüssigkeitsschichten zwischen 
zwei ebenen Flächen der Fall sein. Lassen sich durch eine 
solche Schicht Interferenzstreifen erzeugen, so kann man diese 
zur Bestimmung der Dicke benutzen. 
Bei der Ausbildung des bekannteu Fizeau’schen Verfahrens, 
wie es in den Messungen von Benoit u. A. und besonders in 
dem Abbe’schen Dilatometer zur Anwendung gekommen ist, wird 
die Entfernung einer oder mehrerer Marken von benachbarten 
Interferenzstreifen beobachtet, die nacheinander durch ver¬ 
schiedene einfarbige Lichtquellen erzeugt werden. Daraus und 
aus den bekannten Wellenlängen der benutzten Lichtarten er¬ 
gibt sich die Ordnungszahl dieser Streifen und mit Hülfe des 
Brechungsexponenten der Schicht ihre Dicke. Auf diese Weise 
kann eine viel grössere Genauigkeit als mit dem Sphärometer 
erreicht werden, aber es sind feine Instrumente, sehr sorgfältige 
Beobachtungen und besondere Vorbereitung des zu beobachtenden 
Gegenstands nöthig. 
Das Verfahren, das ich hier besprechen will, kann keinen 
Anspruch auf so grosse Genauigkeit machen, aber es ist mit 
viel einfacheren Hülfsmitteln und häufig unter Umständen aus¬ 
führbar, wo andere Wege versagen. Es beruht auf der Formel, 
welche ich für die Richtung der Streifen keilförmiger Blättchen 
angegeben habe 1 ). Nennen wir „Einfallsebene“ die durch die 
1) W. Feussner, Sitzungsberichte der Ges. z. Beförd. d. ges. Natur- 
wiss. zu Marburg 1880. S. 21. — Wiedem. Ann. 14, S. 558. 1881. — 
Handbuch der Physik herausg. v. Winkelmann, 1. Aufl., Bd. II, 1. S. 570. 
