40 
Versuchsanordnung. 
Der Strahlengang bei den Aufnahmen war folgender: Die 
Lichtquelle wurde durch einen Quarz-Flußspat-Achromaten in das 
Innere des Absorptionsgefäßes und dann durch einen weiteren 
Achromaten auf den Spalt des lV 2 -Prismen-Apparates mit Quarz¬ 
optik abgebildet. 
Lichtquelle. Als Lichtquelle diente eine Kohlebogenlampe der 
Firma Zeiß, die etwas überlastet wurde. Das Kontinuum war in dem 
benutzten Bereich frei von störenden Linien und zeigte keinen 
nennenswerten Abfall. Verwendet wurden Zeiß-Kohlen und bei den 
Zn-Aufnahmen verkupferte Spezialkohlen der Firma Siemens-Plania; 
da bei diesen Kohlen eine erheblich höhere Querschnittsbelastung 
und damit erhöhte Flächenhelligkeit erzielt wird, konnten die zur 
Erzielung einer bestimmten Schwärzung notwendigen Belichtungs¬ 
zeiten wesentlich herabgesetzt werden. 
Ofen- und Absorptionsrohre. Für alle Aufnahmen 
wurde ein Platinbandofen von 65 cm Länge und 40 mm Weite 
verwandt, der mit Quarzplatten verschlossen wurde. Die Temperatur 
war bis zu einer Entfernung von 15 cm von den Enden vollkommen 
konstant, so daß die Temperatur an der Stelle des Absorptions¬ 
gefäßes stets genau definiert war. 
Die Temperaturmessung erfolgte bei Cd mit einem von der 
Reichsanstalt geeichten Platinwiderstandsthermometer, dessen Wider¬ 
stand in der üblichen Weise in der Wheatstoneschen Brücke ge¬ 
messen wurde. Da bei Zink die erforderlichen Temperaturen 
wesentlich höher liegen, wurde hier mit einem Platin/Platinrhodium- 
Thermoelement gemessen. Die Genauigkeit der Temperaturmessung 
betrug in beiden Fällen ± 1 Grad. 
Die Absorptionsgefäße bestanden aus reinem geschmolzenen 
Quarz. Da bei den verwendeten Dampfdrücken die Absorption 
sehr stark ist, mußten die optischen Wege, d. h. der Plattenabstand 
der Küvetten sehr klein gewählt werden. Zu Vorversuchen diente 
eine Küvette mit 0,5 mm Plattenabstand; die eigentlichen Auf¬ 
nahmen wurden mit Schichtdicken von 0,10 bzw. 0,011 mm aus¬ 
geführt. 
