41 
Die Küvetten wurden in folgender Weise mit dem Metall gefüllt: 
Die Quarzgefäße wurden an einer Hg-Diffusionspumpe mit einem 
Gebläse ausgeheizt. Besondere Aufmerksamkeit mußte auf die Fern¬ 
haltung von Hg-Dämpfen verwandt werden, weil Cd und Zn 
sehr stark zur Amalgambildung mit erniedrigtem Dampfdruck 
neigen; deshalb wurde während der ganzen Dauer des Pumpens 
und Ausheizens bis zum Abschmelzen der gefüllten Küvette mit 
flüssiger Luft gekühlt. 
Das Metall wurde nach oberflächlichem Abschaben in einen 
Ansatz der Küvette eingebracht, der dann zugeschmolzen wurde. 
In diesem Ansatz wurde das Metall längere Zeit hin und her 
destilliert, um es gründlich zu reinigen, und okkludierte Gase zu 
entfernen. Dann wurde eine ausreichende Menge in die Küvette 
destilliert und diese mit einem Knallgasgebläse abgeschmolzen 
Die Lebensdauer der Gefäße war bei Cadmium praktisch un¬ 
begrenzt; bei Zink lag die zur Erzielung genügenden Druckes nötige 
Temperatur bei rund 1000 Grad, also in einem Gebiet, in dem die 
mechanische Festigkeit des Quarzes bereits stark nachläßt. Infolge¬ 
dessen kam es bei einem Überdruck von 1 Atm. zweimal zum 
Platzen des Kästchens. 
Plattenmaterial und Entwickler. Bei allen Aufnahmen 
wurden Eisenberger U.ltrarapid-Platten verwendet. Diese Platte ist 
in dem benutzten Spektralbereich zwar nicht die empfindlichste (7), 
sie ist aber am feinkörnigsten, was für die Photometrie sehr wichtig 
ist. Außerdem arbeitet die Platte bei genauer Innehaltung der vom 
Hersteller vorgeschriebenen Temperatur bei der Entwicklung voll¬ 
kommen schleierfrei. Sämtliche Platten werden zur Vermeidung des 
sog. Nachbar-Effektes (6) in Eisenoxalat entwickelt, anschließend 
in reinem Natriumthiosulfat fixiert, 2—3 Stunden gewässert und 
sorgfältig getrocknet. 
Photometrie. Die Photometrie der Platten geschah nach dem 
von P. P. Koch (3) angegebenen Verfahren. Bei diesem Verfahren 
wird die Intensität/Schwärzung-Charakteristik in der Weise er¬ 
mittelt, daß gleichzeitig mit der Linie eine Reihe von Marken 
bekannter Intensität auf der Platte aufgenommen wird. Aus der so 
gewonnenen Kurve werden dann durch Interpolation die zu den 
gemessenen Schwärzungen der Linie gehörenden Intensitäten ge- 
