42 
vvormen. Zur Herstellung der Intensitätsmarken diente ein mit 
5 Platinstufen verschiedener Durchlässigkeit bestäubtes Stufen¬ 
filter der Firma Zeiß. Vor den Versuchen wurde festgestellt, daß 
die Absorption der Platinschichten in dem benutzten Wellenlängen¬ 
bericht von der Wellenlänge unabhängig ist. Zu diesem Zweck 
wurde das Licht einer Quecksilberlampe durch einen Mono¬ 
chromator zerlegt und die Durchlässigkeiten der einzelnen Stufen 
mit Photozelle und Spiegelgalvanometer gemessen. Es wurden die 
Hg-Linien 365 mju und 313 m,u benutzt. 
Zum Photometrieren wurde das Waibelsche (2) Photometer 
benutzt. Bei diesem Photometer wird der Emissionsstrom einer 
hydrierten Kaliumzelle mit Hilfe eines empfindlichen Galvanometers 
gemessen. Mit einem Zeiß-Mikroskopobjektiv betrug die Spaltgröße 
am Plattenort 0,025x0,73 mm. Der große Vorteil des W a i b ei¬ 
se h e n Photometers gegenüber Registrier-Photometern besteht 
darin, daß auch große Schwärzungen — bis 2,0 — noch exakt 
meßbar sind, und daß man infolgedessen bei allen Aufnahmen im 
geradlinigen Bereich der Schwärzungskurve arbeiten kann. 
Spektrograph. Als Spektrograph diente ein 1V? Prismen¬ 
apparat mit Quarzoptik in Autokollimation; die Brennweite betrug 
3 Meter. Die Dispersion betrug bei X == 3261 Ä 2,0 Ä/mm, bei 
X = 3076 Ä 1,8 Ä/mm. 
Ergebnisse. Die Dampfdrücke wurden einer Arbeit von 
Jenkins (4) entnommen, der die Dampfdrücke bis 1500 mm ge¬ 
messen hat. Da es darauf ankam, wenn möglich das Gesetz 
Verbreiterung festzustellen, wurden die Drucke in sehr weiten 
Grenzen variiert. Bei Cadmium wurde bei dem höchsten erreich¬ 
baren und zwei niedrigen Drucken gemessen, bei Zink beim höchsten 
und einem niedrigen Druck. Die Wahl des unteren Druckes war 
dadurch gegeben, daß die Linien unbedingt die zur genauen Aus¬ 
messung nötige Breite haben mußten. Infolgedessen wurden die 
Messungen bei Cd erst bei einem Druck von 330 mm, bei Zn, 
dessen Linien wesentlich schmäler sind, erst bei 700 mm begonnen. 
Es wurden etwa 6 mm des Spektrums ausgemessen; im Kon¬ 
tinuum von 0,2 zu 0,2 mm, in der Linie von 0,02 zu 0,02 mm. 
Außerdem wurden noch 15—20 Messungen für jede Intensitätsmarke 
und für den Plattenscheier gemacht. Aus diesen Galvanometer- 
