34 
Das dazu am meisten gebrauchte Instrument ist das 
Atmometer (Evaporimeter) des amerikanischen Botanikers 
Li vingston. Da Kenntnis desselben bei deutschen Zoolo¬ 
gen nicht vorausgesetzt werden kann (selbst die Physiker 
pflegen es nicht zu kennen), so müssen seine Beschaffenheit 
und sein Gebrauch hier beschrieben werden. Das ist aber 
nicht die wesentliche Aufgabe dieser Schrift, sondern es soll 
außerdem gezeigt werden, daß dieses Atmometer in der 
bisher üblichen Form seinen Zweck nur unvollkommen er¬ 
füllt, daß aber durch eine einfache Modifikation des Instru¬ 
mentes einwandfreie Resultate erzielt werden können. 
Abbildung 1. Atmometer nach Livingston (rechts). 
Links dasselbe in der Thermosflasche montiert. 
In der Mitte ein Tonkopf von anderer Form. 
Die verdunstende Oberfläche des Atmometers ist ein nach 
oben geschlossener Tonzylinder in Form einer gestielten Kugel 
(Abb. 1), statt dessen auch eine einfache Zylinderform ange¬ 
wendet wird. Dieser Tonkopf wird mit einem Gummistopfen 
auf ein Steigrohr aufgesetzt, das fast bis auf den Bo¬ 
den des Glases hinabreicht. Dieses ist durch einen Gummi- 
2 
