41 
Atmometer dieser Art 7 ). Man erkennt, daß der Gebrauch des 
Livingston-Atmometers in jedem Falle eine umständliche Sache 
ist und daß sich viele Fehlerquellen einschleichen können. 
Auch ist es für den Gebrauch im Freien reichlich sperrig, 
besonders wenn man, wie es im allgemeinen nötig sein wird, 
mit mehreren Apparaten gleichzeitig arbeitet. 
Viel einfacher und geringeren Umfanges, daher für den 
Gebrauch im Felde geeigneter, ist das Evaporimeter nach 
Piche (aus dem Jahre 1852!), für dessen Gebrauch neuer¬ 
dings besonders H. Walter eingetreten ist 8 ) (Abb. 6). Es 
Abbildung 6 . Verdunstungsmesser nach Piche. 
Aus Friederichs. 
handelt sieh um eine graduierte Glasröhre, die unten durch 
eine von dem Wasserinhalt angesogene (und mit einer Klammer 
befestigte) Fließpapierscheibe abgeschlossen wird. Diese Scheibe 
7) Siehe bei J. D. Sayre in Eoology, Vol. 9, 1928, p. 123 
bis 125 und bei H. W. C h a l c e y und B. E. L i v i n g s t o n , eben¬ 
da, Vol. 10, 1929, p. 37—46, auch bei Friederichs, S-. 145 
und 186 des oben zitierten Buches. 
8) Walter, H. in: Jahrb. wissenschaftl. Botanik, Bd. 68, 
1928, S. 233—288. 
9 
