44 
sein ; dies wurde am besten durch ein darauf gelegtes Stück 
Blei mit Griff erreicht. Der Stoff muß dem Knopf ohne 
Kräuselung eng aniiegen; der Docht darf nirgends durch 
Zwirn eng ab ge s'chnürt sein. 
Der Docht muß vor dem Hineinsteilen vollgesogen sein; 
dann wird das Gefäß bis zum Meniscus mit destilliertem 
Wasser gefüllt, und der Hals wird nebst der Papierscheibe 
daraufgesetzt. Letztere wird mit einer bestimmten Wasser¬ 
menge durchtränkt, ohne daß etwas abtropft. Dann kann 
der Versuch beginnen. Es wurden zwei solche Verdunstungs¬ 
messer hergestellt und verglichen. Da sie in jedem Stücke 
gleich waren, so war auch ihre Leistung übereinstimmend, 
sofern das Papier dem Knopf in beiden vollkommen und 
stetig auflag. In der trockenen Luft eines geheizten Zimmers 
(20°) verdunstete halbstündlich etwa 0,4—0,5 g. In feuchter 
Waldluft z. B. mag bei niedriger Temperatur reichlich wenig 
verdunsten; dann müßte der Durchmesser des Papiers und 
des Aufsatzes vergrößert werden, wie denn überhaupt die 
angegebenen Dimensionen nichts endgültiges sind, sondern 
erst im praktischen Gebrauch ihre Festlegung und Normung 
erfahren müssen. Der Apparat entstand itn Winter und wurde 
bisher nur im Zimmer erprobt. Er hat aber offenbar ge¬ 
nügende Stabilität für das Feld und ist nicht zu umfangreich. 
Wird er am Boden gebraucht, so wird man ihn einfach 
ein wenig eingraben; für den Gebrauch in etwas höheren Luft¬ 
schichten mag er in der Art wie das Piche-Atmometer an 
einem Stock befestigt werden können; in einer Baumkrone 
müßte er, innerhalb eines Holzgestells montiert, aufgehängt 
werden. 
Gegen Wind von einiger Stärke würde die Papierscheibe 
durch das darauf liegende Metallstück vielleicht nicht ge¬ 
nügend stabilisiert sein. Das kann erst der praktische Ge¬ 
brauch ergeben. 
Für den Gebrauch bei Regenwetter ist dieser Ver¬ 
dunstungsmesser nicht bestimmt. Eine Blechhaube von der 
Gestalt einer Petrischalenhälfte würde zwar den Regen voll- 
12 
