45 
ständig ausschließen, aber die dann auf die Unterseite des 
Papiers beschränkte Verdunstung wird reichlich gering sein. 
Dieser Apparat mag in Einzelheiten im Gebrauch noch 
verbessert werden können; ich empfehle ihn den Herren 
Fachgenossen zur Prüfung. Es ist mir nicht bekannt, ob in 
neuerer Zeit in der Botanik bessere Apparate in Gebrauch 
gekommen sind; eine neue Form andrer Art ist in Ecology, 
Vol. 11, 1930, p. 288—292 beschrieben worden. 
Nachtrag 
(Eingegangen am 10. März 1931.) 
Nach dem Abdruck vorstehender Schrift stellten sich 
Unvollkommenheiten des neuen Verdunstungsmessers heraus, 
die leicht behoben werden konnten, aber einen sofortigen Nach¬ 
trag notwendig machten. Das Metallstück auf der Mitte der 
verdunstenden Fläche sog sich oft zu fest an den Knopf an, 
und die Folge war dann, daß die Fläche nicht mehr genügend 
mit Wasser versorgt und trocken wurde. Zur Behebung dieses 
Übelstandes wurde das Fließpapierstück durch ein Stück Baum- 
wollzeug (Hemdenstoff) ersetzt, welches in der Mitte den 
Knopf umgriff und mit ein paar Stichen angenäht wurde. Die 
Kreisfläche des Tuchstückes hatte 11,2 cm im Durchmesser 
und überragte nach dem Annähen den Dr ah tauf s atz, dessen 
Durchmesser 10 cm ibeträgt, um ein ganz weniges (lag 
seinem Rand auf), so daß es nicht so leicht dazwischen 
schlaff herab sinken konnte. Docht und Verdunstungsfläche 
bildeten also nunmehr ein Stück. Da sich jedoch zeigte, daß 
auch in diesem Falle es Vorkommen kann, daß die Saugkraft 
der verdunstenden Fläche nachläßt und diese sogar austrocknen 
kann, mußten weitere Änderungen getroffen werden. An die 
Stelle des Glasstabes trat eine Glasröhre von 6 mm innerer 
Weite, oben mit einem Trichter versehen (Abb. 8 a), der dem 
Hals des Metall aufs atzes aufliegt. Die Länge der Glasröhre 
ist so bemessen, daß^sie nicht ganz auf den Boden des Glases 
herabreicht. Sie hat unten drei wagerechte Fortsätze, mit denen 
sie senkrecht und fest der Glaswand anliegt. 
5 * 
13 
