47 
feuchte Watte nicht herabsinkt, wird darunter ein kreisflächen¬ 
förmiges Stück Leinwand mit einem Loch in der Mitte gelegt. 
Die Gesamtansicht zeigt Abb. 8 b. 
Im Beginn des Gebrauchs muß erst ein Ausgleich zwischen 
Docht und Verdunstungsfläche stattfinden; später funktio¬ 
nierten die Verdunstungsmesser vollkommen übereinstimmend 
drei Tage lang, d. h. bis zur Beendigung des Versuchs, ohne 
Unterbrechung. 
Eine einfache Aufhängevorrichtung wurde hergestellt, wie 
Abb. 8 c zeigt. Der Apparat wird in ein Glas gestellt, auf 
dessen Boden der Fuß des Glases keinen Spielraum hat, so 
daß er nicht hin und herrutscht. Hat man kein genau passen¬ 
des Glas, so muß der Fuß irgendwie festgelegt werden. Das 
Glas wird dann am Hals aufgehängt; der Apparat wird so 
selbst Sturm vertragen können; in diesem Falle kann man, da¬ 
mit die verdunstende Fläche nicht hochgeweht wird und über¬ 
klappt, sie am Drahtgestell mit vier Klammern befestigen, wie 
die Abb. 8 c zeigt. 
Die Witterung bot Gelegenheit, das Atmometer hinter 
dem Glas eines geschlossenen Doppelfensters einer Märzsonne aus¬ 
zusetzen, die stark genug war, das Thermometer von 20 auf 
44° steigen zu lassen. Der Docht hatte auch unter diesen 
Umständen genügende Saugkraft, den Wasserverlust der 
Fläche ununterbrochen zu ersetzen. Wenngleich die Sommer¬ 
sonne, vollends mit Wind verbunden, noch höhere Anforde¬ 
rungen stellen mag, sind auch in dieser Hinsicht wohl die be¬ 
sten Hoffnungen berechtigt. Der Apparat kann durch den Ver¬ 
fasser bezogen werden. 
Herr Ingenieur K. E. Sehe dl, Ottawa (Kanada), schreibt 
mir: „Auf S. 36 erwähnen, Sie, daß sich im obersten Teil des 
Tonkopfes eine Luftblase befindet... Sobald sich im Ton¬ 
kopf eine Luftblase einstellt, sind alle Ablesungen, welche von 
dem betreffenden Atmometer gewonnen werden, wertlos, weil 
die standardisierte Oberfläche des Tonkopfes nicht mehr für 
15 
