96 
Wenn demnach das Kapselsekret dieser Cnidengattung eine 
wässerige Lösung von Kristalloiden darstellt, so muss ihm auch 
ein gewisser osmotischer Druck eigen sein, dessen Höhe sich aller¬ 
dings unserer Kenntnis entzieht. Mag er nun gleich, kleiner oder 
grösser sein als der des umgebenden Seewassers — soviel ist jeden¬ 
falls sicher, dass er grösser ist als der der dickwandigen methy- 
lenophilen Cniden, dass deshalb auch das Druckgefälle vom Seewasser 
zum Kapselinhalt kein so grosses sein kann, als bei Kapseln mit 
kolloidalem Inhalt und infolgedessen auch osmotische Vorgänge 
beim Entladungsprozess keine so grosse Rolle spielen können, als 
bei den dickwandigen Cniden. 
Damit steht denn auch in Uebereinstimmung, dass am aus¬ 
gestülpten Schlauch dieser Cniden keinerlei Oeffnungen vorhanden 
sind, wie bei den methylenophilen Kapseln, um einer etwa infolge 
der Osmose eingetretenen Ueberfüllung Abfluss zu verschaffen. 
Ferner stimmen mit den Ergebnissen unserer Ueberlegungen 
die Resultate meiner Messungen 1 ) überein. Dieselben ergaben 
A. für die ruhende fuchsmophile Onide, auf Grund von 
35 Messungen im Durchschnitt: 
eine Länge von 32,88 jx 
„ Breite „ 3,52 fx 
ein Volumen „ 213,87 ix 3 
B. für die explodierte Cnide auf Grund von 30 Messungen: 
eine Länge von 27,30 *x 
„ Breite „ 2,63 jx 
ein Volumen „ 98,62 ;x 3 
Da die Volumendifferenz 105,25 /x 3 beträgt, hat mithin die 
Cnide bei der Explosion über die Hälfte an Volumen abgenommen. 
Leider ist es bei den dünnwandigen Cniden ganz unmöglich, 
eine Cnide unter dem Mikroskop zu einer einigermassen normalen 
0 Da Messungen, die nur wenige p oder weniger betragen, mit einem ge¬ 
wöhnlichen Okularmikrometer gemessen, ungenaue Werte ergeben, habe ich für 
meine Messungen ein Schraubenokularmikrometer von Zeiss benutzt, dass die 
Firma auf meinen Wunsch, statt mit dem üblichen Kompensationsokular 6, mit 
Kompensationsokular 12 ausgestattet hat. Da bei einem gewöhnlichen Okular¬ 
mikrometer 1 Teilstr. bei Apochr. 2 = 2,093 p ist, bei Anwendung des Schrauben¬ 
okularmikrometers aber 1 Teilstr. der Trommel nur J i8284 ^ beträgt, so erreicht 
man mit letzterem eine mindestens 16 mal grössere Genauigkeit, die dadurch noch 
grösser wird, dass man von der Trommelskala die Dezimalen noch bequem ab¬ 
schätzen kann. 
