151 
Die Empfindlichkeit, des Nadirinstrumentes war 50 sc = 1 Amp., 
genauer 1 sc = 0,01989. Das Instrument zeigte bis 150 sc. (Die 
letzte Zahl ist hierauf umgerechnet aus einer Schaltung für stärkere 
Ströme, 10 sc = 1 Amp.). Zwischen 0,5 Amp. und 3 Amp. kann 
man bis auf 1 °/o die Gleichung ansetzen 
H oc S 2 ß S -j- y, 
worin a = — 0,5032; ß — 146,93; y =—782 zu setzen ist. Es 
folgt dann, dass in der Umgebung von 2 Amp. 
± m 
II W 
= 0,00513 
wird. D. h. in der Nachbarschaft von 2 Amp., also 100 sc, wächst 
mit jedem Skalenteil das Feld um 0,513 °/o, und deshalb wächst 
H 2 , also C, mit jedem Skalenteil um etwa l°/o- 
Man braucht also den Strom nur auf Bruchteile eines Skalen¬ 
teils konstant zu erhalten, um eine ausreichende Konstanz von C 
zu erzielen. 
Die Dichten der Chromo- und Chromisalzlösungen. 
1 . Um mit möglichst kompendiösen Glassgefässen arbeiten zu 
können, was. sich als notwendig erwies, 1 ) wurde eine Lösung 
(Lösung d.) geeigneter Konzentration von Cr CI3 mit geeigneter 
Menge HCl versetzt, der Chromgehalt analytisch bestimmt, und 
von dieser Lösung ein Teil zu Messungen der spezifischen Gewichte, 
ein anderer für die magnetischen Untersuchungen verwandt. Zu 
den Dichtemessungen wurde folgendermassen verfahren: 
Fig. 1. 
9 In komplizierten Gefässen, wie ich sie anfangs verwandte, um die 
magnetisch untersuchte Flüssigkeit ohne Luftzutritt in ein Pyknometer überfliessen 
zu lassen, und so an derselben Menge die Dichte zu bestimmen, gelang die Re¬ 
duktion der CrCl 3 zu CrCl 2 nicht zuverlässig, wohl weil die Luft nicht zuverlässig 
entfernt werden konnte. 
