155 
Relative Messung* <ler Suszeptibilität. 
1 . Diese Messungen sind dadurch erschwert, dass die im 
folgenden beschriebenen Manometerröhren rasch ihre Benetzbarkeit 
verlieren. Es müssen immer mit Chrom- und Schwefelsäure und 
dann mit heissem Wasser frisch gereinigte Gefässe verwandt 
werden. Ein Zusatz von Schwefelsäure zu den Lösungen, der dies 
bessern würde, ist nicht erlaubt. Es zeigte sich nämlich, dass die 
reduzierende Wirkung der Cr CI 2 - Lösung so stark ist, dass Schwefel¬ 
säure zu Schwefelwasserstoff zersetzt wird. 
Fig. 2. 
2. Als Manometergefäss diente ein Glasapparat der Form von 
Pig. 2. Die Reduktion der Chromchloridlösung wurde im Schenkel 
Ri vorgenommen. Das anzuwendende gewogene Zink lag zunächst 
im Tubus T, während die abgewogene Lösung, mit HCl im ge¬ 
eigneten Verhältnis versetzt und mit analytisch festgestelltem 
Chromgehalt in Ri war. Das Gefäss wurde erst mit Wasserstoff 
durchspült, der Schlauch S ins Wasser geleitet und dann durch 
Kippen das Zink in die Lösung gebracht. Nachdem die Reaktion 
einige Zeit im Gange war, wurde der Hahn H geschlossen, so dass 
der entwickelte Wasserstoff die Kapillare passieren musste. Nach 
beendeter Reduktion wurde das' Gefäss umgekehrt, so dass die 
Chlorürlösung in den Schenkel R 2 floss. Die Stelle M der Kapillare 
kam ins Magnetfeld — und zwar bei allen Versuchen immer wieder 
an dieselbe Stelle des Spaltes zwischen den Polschuhen, was mit 
dem Mikroskop festgestellt wurde. — Jetzt wurde erst der Hahn 
geöffnet, wodurch die Lösung in die Kapillare eintrat. Durch 
Heben des Gefässes wurde die Kuppenhöhe an die richtige Stelle 
im Gesichtsfeld gebracht und nun schnell eine Anzahl Messungen 
