400 
Der Verlauf einer Versuchsreihe war folgender: 
Es wurde der Ablenkungswinkel für destilliertes Wasser fest¬ 
gestellt Und diese Einstellung auf der Mikrometerschraube als Null¬ 
stellung benutzt. Die Ablesungen der Lösungen ergaben sich, bei 
den verdünntesten beginnend, als Differenzen gegen die Einstellung 
des Wassers. Jede Einstellung wurde viermal wiederholt und 
das Mittel daraus genommen. Die Mikrometerschraube erlaubt 
eine Genauigkeit der Ablesung bis auf 0.1 Minuten. Eine Fehler¬ 
quelle lag in der Einstellung des Fadenkreuzes auf die Grenzlinie 
des hellen und dunklen Gesichtsfeldes. Die Abweichungen be¬ 
trugen untereinander bis 0.2, selten 0.3 Minuten, die das Resultat 
um ca. 1 Einheit der 5. Dezimale beeinflussten. Zur Erläuterung 
möge ein Beispiel dienen: 
Für destilliertes Wasser ergab sich die Ablenkung i = 
67° 1837 als Durchschnitt von etwa 30 Ablesungen, die jede zu 
Beginn einer Versuchsreihe gemacht wurde. Dazu kam eine 
Korrektionskonstante des Apparates von 434 Minuten als Ab¬ 
weichung des Nullpunktes der Skala gegen die Horizontal¬ 
einstellung. Also wurde <£ i = 67° 23'. 1; hieraus folgte no = 
1.33327 bei 18.0°. Nun wurde z. B. gefunden für die Konzentration 
m — 0.992 des Sri/ 2 C 103 eine Differenz gegen die Einstellung des 
Wassers — 2° 5232 
52.4 
52.5 
52.4 
— 2° 52338, woraus sich ergibt 
67° 2331 
— 2° 52.38 
<£ i = 64° 30372 und n = 1.34719. 
Es hätte ergeben 
— 2^ 5232 : <£ i = 64° 3039, n == 1.34718. 
- 2° 5235 : <£ i = 64° 3036, n = 1.34720. 
Bestimmung der Dichte. 
Um eine möglichst sichere Feststellung der Konzentrationen 
zu erhalten, wurde auf die genaue Bestimmung des spezifischen 
Gewichtes besonderer Wert gelegt. Die Auftriebsmethode mit 
Hülfe einer Analysenwage von Sartorius lieferte eine Genauigkeit 
der Dichte bis zur 5. Dezimale. 
