261 
en beskyttelses cylinder B med en aapning, sa,a platen C bare paa 
den ene ,sidø blir truffet av molekyler som er reflektert fra ytter- 
væggen av karret. Platen C er ophængt pendelformig i traaden 
D; opvarmes nn beholderen til en visis temperatur , vil platen 
gjøre et utslag som kan maales, og herav kan kraften og følgelig 
trykket beregnes; da platen C meget langsomt opvarmes, har 
man god tid til a,t utføre maalingen; saa,snart den er gjort, av¬ 
kjøles beholderen med koldt vand. Gjælder det at maale særlig 
lave tryk, omkring O’. 000 001 mm., bestemmer man kraften ved en 
torsionsvegt. Man bruker da to plater AA 1 (fig. 3), som er op¬ 
hængt symmetrisk m. h. p. torsionstraaden. Den ene side av 
hver plate er ved en skjerm (B og B 1 ) beskyttet mot bombarde- 
Fig. 3. Knudsens manometer for aller laveste tryk. 
ment av molekyler som er reflektert fra beholderen,s, væg. Op¬ 
varmes beholderen vil platerne drives henimot skjermene; drei¬ 
ningen, som er et maal for kraften, kan let avlæse® ved et litet 
speil fæstet til torsionstraadens nedre endei, og av dreinings- 
vinkelen og traadens torsionsmoment kan trykket findes. (Disse 
Knudsens undersøkelser gir samtidig en uttømmende forklaring 
av Croo k e s> r a d i o m e t e r, som jo i tidens løp har git an¬ 
ledning til de forskjelligste tydninger). 
4 . 
Er de midler som brukes til at maale disse lave tryk over¬ 
raskende enkle, saa er de hjælpemidler man har til at skaffe saa 
fortyndede gasser. like enkle, hvad de anvendte principper an- 
gaar. Yi skal ikke gi en oversigt over alle de luftpumper 1 som 
i tidernes løp er konstruert — det vil man finde i enhver større 
lærebok i fysik — men ta for os nogen av de nyeste typer, som 
brukes ved, laboratorierne 1 nu for tiden. 
Det er fælles for saa, at si alle moderne pumper der leverer 
