262 
høit vakuum, at de først begynder at arbeide n a a r 
trykket p a a forhaand © r b r a g t ned til nogen 
millimeter kvik sølv eller brøkdel e derav* de 
trænger et „f o rvakuu m“. Til at skaffe dett© brukes i 
almindelighet foruten vandstraalepumpen f. eks. em stempelpumpe 
med oljetætning eller endnu bedre en roterende olj ©pumpe ; denne 
sid!ste> er nu den som almindelig anvendes, baade i industrien 
(glødelampefabrikationen) og til videnskabelig bruk; fig. 4 viser 
skematisk hvorledes; den er bygget. I et omhyggelig utdreiet 
cylinidrisk hulrum A sitter ekscentrisk en cylinder B, som kan 
dreies om en aks©' og med sin sideflate ligger an mot A’s væg; 
gjennem cylinderen er ført to firkantede slider C C 1 , som presses 
ut mot cylinderrummets vægger a.v ©n spiralfjær. Dreies nu 
cylinderen B, vil den ene slide avspærre en viss luftmængde, 
som er strømmet ind gjennem aapningen D, press© den sam¬ 
men ved videre dreining og tilslut drive den ut gjennem aap¬ 
ningen E. Da pumpen arbeider uten noget „skadelig rum“ slik 
som en vanlig stempelpumpe, kan den bringe lufttrykket ned til 
damptrykket av den olje som brukes til at smøre pumpen. 
5 . 
Har nu forpumpen skaffet et passende forvakuum i det rum 
som skal utpumpeis, tar høivakuums,-pumpen fat. Med d© krav 
som nu efterhvert stilles til automatisk drift og høit vakuum 
paa kort tid, faar en række av d© tidligere luftpumper snart 
bare historisk interesse.; det gjælder hydrostatiske pumper (med 
kviksølv) som G © i si s 1 © r s , hy dro dynamiske som Spren- 
g e ls, og den automatiske kombination av begge ( To eple r- 
H a g e n ). Derimot ©r de roterende kviksølvpumper i kurs! sær- 
