263 
lig en der er konstruert av dr. Gaede. 1 ) Den besta,ar (fig. 5) 
av en eiendommelig bygget porcellænstronlmel B, som kan dreies 
om en akse, der er ført lufttæt gjennem den ytre bebo Ider ; denne 
er vel halvfyldt med kviksølv. Trommelen er inddelt i kamre, 
som under dreiningen dels kommer i forbindelse med forvakuum, 
dels med høivakuum. Naar trommelen fra den paa fig. 5 angivne 
stilling dreies, vil rummet m økes, og luft suges ind gjennem 
aapningen f fra det kar som skal utpumpes (gjennem røret r); 
dreies den videre, vil denne luftmængde avspærres av kviksølvet, 
etterhvert presses ind i den cylindriske kappe paa, trommelen og 
tilslut, havne i rummet D 1 , som staar i forbindelse- med forpumpen. 
Trommelen roterer forholdsvis langsomt, men pumpen arbeider 
Fig. 5. Skema av Gaedes roterende kviksølvpumpe. 
allikevel raskt. Paa 5 min. kan en beholder paa 6 liter utpumpes 
fra 10 mm. til 0,004 mm. tryk; det ytterste vakuum pumpen kan 
levere, er omtrent OlOOO Od mm. Naar det gjælder at opnaa dette 
lave tryk, maa, tilstedeværende damper fjernes; det gjøres ganske 
enkelt ved at man gir et stykke av pumpeledningen U-form og 
anbringer det i et De-wars kar, som fyldes med en blanding av 
fast kulsyre- og alkohol (eller æter); derved vil alle- damper, ogsa-a 
*) For kort tid siden har dr. Gaede bygget en stempelpnmpe, 
som kan levere paa kort tid sogar Røntgenstraalevakuum; den bestaar 
av tre cylindre over hverandre med stempler paa en fælles stempelstang; 
disse tre pumper arbeider i serie; ved at bruke olje til tætning og ved 
at anvende en særskilt anordning til at fjerne det kondenserte vand fra 
oljen, opnaar han at faa en pumpe som ved sin enkle konstruktion og 
effektivitet maa egne sig særdeles godt for skoler (se forresten ogsaa 
diffusionspumpen avsnit 3, der imidlertid kræver en god forpumpe). 
