265 
kviksølvdamp, bli kondensert her 1 . Denne metode’ er overhodet 
meget benyttet; gjælder det at ha et vakuum dampfrit, maa 
man a,ltid benytte den, naar gassen kan komme i berøring med 
kviksølv enten i pumpen eller i manometret ; og andre damper 
end kviksølv vil i almindetighet ogsiaa, være tilstede, da en rote¬ 
rende kviksiølvpumpe bare til en viss grad pumper dem ut og 
tilslut slet ikke tar dem 1 ). 
Denne ulempe ved den roterende kviksølvpumpe er undgaat 
ved to pumper siom bygger paa helt andre principper; det er 
igjen, dr. Gaede som har konstruert dem : m o 1 ø kula r - 
pumpen og diff ussionsipumpen. Vi skal gi en kort 
beskrivelse' av begge 1 . 
6 . 
M o 1 e k u 1 a r p u m p e n, bygger paa vekselvirkningen mel- 
lem gasmolekyler og et fast legeme. Hvis en gasstrøm stryker 
langs: en fast overflate 1 , vil den bli bremset; omvendt, hvis et fast 
legeme bevæger sig i en gas, vil det rive gasmolekyler med 
sig, gi de gasmolekyler som støter an, em komponent i bevægel- 
sens retning. Har man nu en anordning som paa fig- 7, hvor en 
me tal cylinder A er i rask rotation i pilens retning, vil gasmole- 
kylerne i kanalen B C faa en komponent i retningen B C, og 
der vil optræ gasstrøm fra B til C, d. v. s. trykket avtar ved B 
og tiltar ved C. Tilslut indtrær likevegt ved en vissi tryk- 
differensi, idet like mange molekyler gaar fra C til B som fra 
B til C. Sørger man for at trykket ved C stadig holdes 
under denne likevegtsværdi ved lijælp av en f or pumpe, vil 
den roterende cylinder sende en stadig gasstrøm fra B til C, 
med andre ord virke som høivakuumspumpe. 
Diette er princippet for molekularpumpem; i den praktiske 
utførelse anvender man ikke en kort kanal B C, men later kanalen 
gaa næsten hele periferien rundt med en kort skillevæg og bruker 
flere kanaler i serie (se fig. 8). 
Man vil let forstaa at em roterende* cylinder her maa, ha en 
stor rotationshastighet; dens periferihastighet maa jo være merk¬ 
bar i forhold til gasmolekylernes egen hastighet; og denne, er i 
gjennemsnit for luftmolekyler 485 meter pr 1 . sek., for vandstof- 
molekyler 1853 meter pr. sek.; derfor bygges ogsiaa, molekular¬ 
pumpen med et omdreiningstal av ca. 8000' pr. minut. 
] ) Yanddamp fjerner man lettest ved hjælp av fosfoi^re-anhydrid 
(P o 0 5 ) som anbringes i en sidebeholder paa vakuumrøret. 
