270' 
spalten, og fører den videre med sig gjennom røret a til b, hvor 
kviksiølvdampen kondenseres (kjølekappe m 1 n 1 ), mens: luften 
gaar videre til forpumpem. Resultatet er at rummet utenfor 
staalcylinder en vil utpumpesi ; og ved en passende regulering av 
kviksølvdampens strømhastighet, d. v. s. av forvakuum og av 
temperatur, vil pumpen arbeide meget raskt. Ved et for- 
vakumm av 0.25 mm. og en temperatur av 119° blev ved et av 
dr. Gaedeis forsøk et Røntgenrør utpumpet i løpet av 25 sekun- 
der, og hvad der ved første øiekast er forbløffende: blev røret 
fyldt med vandstof, blev det utpumpet paa ca. 6 sekunder! Men 
forklaringen er enkel; vandstof diffunderer jo fire ganger siaa 
raskt som luft. I motsætning til molekularpumpen pumper alt- 
saa diffusionspumpen de lette s t e gasser fortest, og den tar 
ogsaa damper; den eneste damp som selvfølgelig blir igjen, er 
kviksølvdamp, men den kan, som før nævnt, let fjernes- ved 
kondensation i et IJ-rør med fast kulsyre og æter (eller alkohol). 
Videre er at merke!, at den pumper like raskt ved de 
laveste t r y k som ved b e g y n d e 1 s e strykket (suge- 
hastigheten defineres som S = V - lognat —, hvor pj og p 2 er 
t }> j, 
tryk maalt med t sekunders mellemrum, og V er volumet av 
den beholder som skal utpumpes) ; dette er ikke tilfældet med 
nogen anden luftpumpe'; ved den roterende kviksølvpumpe f. eks. 
vil S ved et tryk av 0. ooo 01 mm. konvergere mot nul. Som følge 
av dette forhold vil man ved diffusionspumpen, forutsat at alle 
dele er tætte, og at væggene og kviksølvet er befriet for gas 
(se 2), ikke finde noget grænsevakuum; pumpen vil levere siaa 
høit vakuum som man overhodet kan, maale (under 0. 000 001 mm. 
kviksølv). Diffusionspumpen istaar derfor i første række blandt 
de moderne luftpumper ; i to henseender har den imidlertid 
mangler: den kr æver et godt forvakuum (under 1 mm. kviksølv, 
hvis ikke spalten skal bli altfor smal), og dens sugehastighet later 
sig vanskelig regulere synderlig, fordi pumpen arbeider bedst 
ved en bestemt temperatur, som dikteres av forvakuum-trykket. 
8 . 
Tilslut skal vi omtale en metode til at evakuere, som byg¬ 
ger paa den evne trækul har til at opsuge gaser, en evne som 
tiltar, hvis man samtidig avkjøler. Man arbeider paa den vis. 
