308 
Til bestemmelse av potentialfaldet benyttes en ioniumkol- 
lektor. Denne er 1 anbragt i den ene ende av et kobberrør, som 
atter er fæstet i en eiendommelig konstruert ytre isolator, av 
hvilken jeg i fig. 10 har gjengit en skisisemæsisig f rem,stilling. 
Den kobberstang, paa, hvilken kollekteren er anbragt, er 
indsmeltet i svovel i et jernrør, forts,ætter nt paa den anden 
side av diette, er her forbundet med en tynd streng, dier 1 isolert 
i metalrør føres' ind gjennem et hul i vinduet og videre' bort til 
elektrometret. 
Det er siaaledeisi kun den ene ende av de isolerte dele, som 
sta,ar i direkte forbindelse' med den ytre luft. 
Det hele er omgit med diverse kasser og skjærmer, snart 
anbragt paa de isolerte deler, snart paa de, der 1 har jordforbin- 
delse. Disse bevirker, at luften kun ad mange om,veie kan naa 
til selve det isolerende stof — svovelen,. Denne' er saaledesi godt 
beskyttet mot en skadelig indflydiellsie av den ytre luft. Ytterst 
ute er avstanden mellem die isolerte og de yitre dele med jord- 
forbindelse forholdsvis: stior, desi længerei ind man kommer, deis 
mindre, blir denne avstand. I rammet, inderst inde omkring 
svovelen er anbragt en kop, hvori man kan fylde et tørremiddei 
ifald dette skulde trængeis. Som regel er det dog ikke nød¬ 
vendig at gjøre bruk av nogiet saadant. 
Naa,r nu denne : isiolator blir utisat for sneSitorm, vil rammet 
A omsider bli fyldt op med sne’, og tilislut vil der bli over- 
ledning, men da, som sagt, avstanden mellem de isolerte og 
uisolerte dielei ytterst er forholdsvis, stor, og rammet A selv er 
rummelig, vil det ta adskillig tid før en saadan overledning blir 
etablert,. Nu er rammet, A tilgjængelig utenfra gjennem en liten 
luke, som kan aapnesi, og vi kan da, fra tid til anden rense diette 
rum for sne, som kan ha samlet sig. Paa, denne vis ka,n, man 
