— 198 — 
1. Utvidelsespyrometre. 
Man har benyttet forskjellen i ut¬ 
videlsen mellem 2 metaller, eller mel- 
lem et metal og grafit. Fig. 1 viser 
et saadant apparat. Det er et jernrør, 
som indeslutter en grafitstang. Jern¬ 
roret stikkes ind i ovnen, og forskjellen 
i utvidelse overføres ved hjælp av 
vegtstænger paa en viser. Maalingerne 
er yderst tarvelige. Feilen kan gaa op 
til over 200°; og saa har alle den slags 
pyrometre den mangel, at de ved av¬ 
kjøling ikke gaar tilbake til sit oprin- 
delige volum. 
Kviksølvtermometret kan benyttes 
indtil 500°, naar rummet ovenfor kvik- 
sølvet fyldes med kvælstof. Gjør man 
saa videre beholderen av kvarts, kan 
man række 700°. Kvartsen har des- 
uten den fordel, at den har omtrent 
ingen elastiske eftervirkninger, saa de 
faste punkter holder sig uforandret. 
2. Kalorimetriske pyrometre. 
Temperaturen maales paa den maate, at man slipper et 
ophetet metalstykke ned i et kalorimeter og maaler de av- 
givne antal kalorier paa vanlig maate. Man maa da kjende 
vedkommende rnetals specifike varme. Man har brukt jern, 
nikkel og platina. Jern er ikke heldig. For det første ruster 
det, og for det andet undergaar det ved bestemte tempera¬ 
turer molekylære forandringer, som frembringer ujevnheter 
i den specifike varme. For platinaets vedkommende er den 
specifike varme bestemt av Yiolle til 1200° og av White til 
1500°. Nikkel er undersøkt til 1000° av flere fysikere. Men 
overensstemmelsen er ikke meget stor hverken for platina 
eller for nikkel. Naar en maaling skal utføres, bringer man 
det kuleformede metalstykke, som veier 60—100 gr. ned i 
ovnen i en tang, som er forsynet med halvkuleformede skaa- 
. 
