— 202 — 
turen. Skal man kunne sætte denne forandring ut av betragt- 
ning, maa galvanometrets motstand være meget stor i forhold 
til elementets, og det gjør konstruktionen av tekniske galvano- 
metre vanskelig. Videre er at merke, at selve galvanometer- 
motstanden forandrer sig med temperaturen. Er galvano- 
metertraaden av kobber, og er instrumentet graderet ved 15°, 
mens man kan bli nødt til at observere ved 25°, faar man en 
ganske betydelig feil. Man undgaar dette ved at gjøre galva- 
nometertraaden av manganin, som omtrent ingen temperatur- 
koefficient har. Eller man gjør galvanometrets motstand 
ganske liten men bruker en stor forkoblingsmotstand av man¬ 
ganin. Fig. 3 viser et element med galvanometer av Keiser 
og S c h m i d t i Berlin. 
