— 203 — 
Kompensationsmetoden gir langt nøiagtigere resultater. 
Man kompenserer elementets elektromotoriske kraft ved hjælp 
av et konstant galvanisk element, saaledes at der ingen strøm 
gaar gjennem termoelementet og galvanometret. Dermed er 
alle de i det foregaaende nævnte feilkilder bortskaffet. Til 
laboratoriebrak anvendes altid koftipensation; og man har 
mange forskjellige anordninger. Men i praksis passer meto¬ 
den ikke; den er ikke enkel nok. 
Endelig skal nævnes, at man i praksis meget benytter ter- 
moelektriske elementer av uædle metaller, f. eks. Ni — Cu, 
eller Ni — Konstantan. De har den fordel, at den elektro¬ 
motoriske kraft er forholdsvis stor, og at man kan gjøre dem 
av tyk traad, saa man faar liten motstand. Flere av dem er 
meget gode ved lave temperaturer, 0—200°. Men de kan ikke 
brukes over 900°. 
De termoelektriske pyrometre har den fordel, at de er 
enkle at behandle, tar liten plads og virker hurtig, og saa kan 
maaleinstrumentet anbringes langt fra ovnen. 
5. Motstandspyrometre. 
Disse grunder sig paa det bekjendte fænomen, at den elek¬ 
triske motstand i en metaltraad forandrer sig med tempera¬ 
turen. Metoden blev foreslaat av Siemens i 1871, og mot- 
standspyrometret kom hurtig i bruk i praksis, men blev snart 
igjen opgit. Siemens’ pyrometer bestod av en platintraad, 
1 m. lang og 0.1 mm. i diameter, opviklet paa en lercylinder 
og indlagt i et jernrør. Denne konstruktion var imidlertid 
uheldig. Forsøk viste at platinaets motstand steg efter en op- 
hetning. Platinaet undergik nemlig en kemisk forandring, som 
var meget stor, hvis det blev direkte berørt av flammen, og 
vistnok mindre men temmelig tydelig naar det blev anbragt 
i et jernrør; men fuldkommen forsvinder i et rør av platina 
eller porcellæn. Først 20 aar senere blev metoden gjenoptat 
av C allend ar og G r i f f i t h s. De viklet traaden op paa 
glimmer, da det viste sig at leret hadde skadelig indflydelse paa 
platinaet. De sammenlignet motstandstermometret med luft- 
termometret og satte op følgende ligning for platinaets mot¬ 
stand : 
R t — R 0 (1 -[- at bt 2 ). 
