— 204 — 
W a i d n e r og Burgess i Amerika har benyttet et pla- 
tinatermometer, 
bli ganske store 
hyggelig sørge for 
som var justert ved 0°, 100° og 444.7° (svov- 
lets kokepunkt) og der¬ 
med maalt smeltepunk- 
terne for endel rene me¬ 
taller. De fundne tempe¬ 
raturer, som ligger mel- 
lem 320° og 1082°, stemte 
udmerket med dem, som 
var bestemt med gaster- 
mometret. Imidlertid har 
Holborn og Wien paa- 
vist, at ved meget høie 
temperaturer gjælder 
ovenstaaende ligning ikke. 
Til laboratoriebruk in- 
desluttes traaden i et por- 
cellænsrør. I praksis 
lægger man ofte et be- 
skyttelsesrør av staal uten¬ 
om, da porcellænet jo er 
temmelig skjørt. Fig. 4 
viser et apparat for tem- 
peraturmaaling i skorsten. 
Imidlertid har disse ter¬ 
mometre sin væsentligste 
anvendelse som labora- 
torieinstrumenter, paa 
grund av den store nøi- 
agtighet man kan opnaa. 
Ved bruken er at merke, 
at de faste punkter for¬ 
andrer sig noget, naar 
instrumentet gjentagne 
gange varmes op til hen¬ 
imot 1000°, saa en om- 
justering blir nødvendig. 
Disse forandringer kan 
ved uren platin. Man maa derfor orn¬ 
at bruke rent metal. Av andre feilkil- 
