— 210 — 
saa særdeles nøiagtig. En indstillingsfeil paa 10 % bevirker 
en feil av 10° ved hvitglødehete. 
Le Chateliers pyrometer grunder sig paa dette 
princip. Fig. 7 gir et skematisk billede. Det bestaar av 
en kikkert, som rettes mot det glødende legeme. Inde i kik- 
kertrøret er anbragt en speilende glasplate uten belæg. Den 
danner en vinkel paa 45° med kikkertens akse og tjener til 
at reflektere lyset fra en normal lampe saaledes, at billedet 
av lampeflammen og av det glødende legeme falder ved siden 
av hinanden og kan sammenlignes. Foran okularet er an¬ 
bragt et rødt kobberoxydglas som er temmelig monokro- 
matisk. Ved hjælp av en foran objektivet anbragt irisblæn- 
der (fig. 8) og nogle absorptionsglas kan man avdæmpe ly¬ 
set saaledes, at billedet av det glødende legeme og billedet av 
lampen faar samme lysstyrke. Før bruken maa apparatet 
justeres. Man indstiller paa et glødende sort legeme, hvis 
temperatur maales med gastermometer eller et justeret termo- 
element. Og man behøver kun 2 temperaturer for at finde 
beliggenheten av den rette linje, som forbinder log. Emed 
