291 
ca. 20 atm., hvoretter bomben sættes ned i den tilhørende vand- 
beholder, som er forsynet med et mekanisk røreapparat og et 
termometer, hvorpaa kan avlæses hundredels grader. 
Efterat vandets temperatur er avlæst, antændes brændsel- 
prøven ved at den fine platintraad bringes til glødning ved 
elektricitet; naar temperaturstigningen ophører, avlæses tem¬ 
peraturen paany. 
Beregningen av brændmaterialets forbrændingsvarme er 
da ganske enkel og den saaledes erholdte brændværdi kaldes 
den kalori metr i ske brændværdi. Da analysen gjøres i 
en saa liten stofmængde er det av avgjørende betydning for et 
rigtig resultat, at denne lille mængde virkelig er en gjennem- 
snitsprøve av det brændsel, som skal undersøkes. Det er 
derfor absolut nødvendig at denne gjennemsnitsprøve er uttat 
paa en bestemt maate, men gjøres dette, har mange forsøk vist 
at en saa liten stofmængde virkelig utgjør en gjennemsnits¬ 
prøve selv av et meget stort brændselparti. 
Den fugtighet som findes i brændslet saavel som det vand,, 
som dannes av det i brændslet indeholdte vandstof, vil ved for- 
brændingen omdannes til vanddamp. Denne vanddamp vil i 
kalorimetret kondenseres til vand, hvorved den av dampen 
bundne varme vil avgives til kalorimetret, hvilket derimot ikke 
er tilfældet ved brændslets forbrænding paa et almindelig fyr- 
sted, hvor vanddamp en gaar bort gjennem skor stenen med 
samme temperatur som røken. 
For hvert kg. vandstof dannes der ved forbrændingen 9 kg. 
vand efter ligningen H 2 + 0 — H 2 0. Indeholder brændslet 
h % vandstof og v % hygroskopisk vand vil 100 vegtsdele 
brændsel altsaa avgi (9 h + v) vegtsdele vand, altsaa 1 vegts- 
del: 
9 h + v 
100 
vegtsdele vand. 
Da der medgaar 537 kalorier til at omdanne 1 kg. vand av 
100° til damp av 100° (dampens bundne varme), vil der medgaa 
637 kalorier til at omdanne 1 kg. vand av 0° til damp av 100°. 
Med en for praksis tilstrækkelig nøiagtighet regner man med 
600 kalorier. 
Naar man fra brændslets kalorimetriske varmeværdi træk- 
ker 600 kalorier, faar man brændslets effektive 
varmeværdi. 
