265 
konstruert h en s i g t s rn æs sige instrumenter, især for regi st rerball o nerne, 
men ogsaa for dragerne. Vegten maa være saa liten som mulig; de 
skal funktionere tilfredsstillende ved temperaturer' indtil -f- 70° og 
ved lufttryk ned til 20 mm. ; ja,, der er ved en enkelt leilighet regi¬ 
strert et lufttryk paa, 9 mm. (i 29 1 km.s høide), altsaa mindre end 1 / 800 
av lufttrykket ved jordoverflaten. Ikke mindst møie har det skaffet 
at erholde urverk (til bevægelsen av registreringspapiret), som kan 
funktionere tilfredsstillende saavel ved 30° varme, som ved 4- 70 |0 , alt¬ 
saa under en te .mp e r a tur v ari ati o n paa 100°. 
Man har paa enkelte aerologiske observatorier maattet indrette 
Fig. 5. 
undersøkelsesrum, hvori temperatur og lufttryk kan formindskes til 
ovennævnte minimalværdier, og hvori idetheletat forholdene kan gjø¬ 
te® saa like som mulig de tilstande, som forekommer i atmosfæren. 
Især er det Teisserenc de Bort, Hergesell og M ar vin, der nyter æren 
av de bedste instrumentkonstruktioner til aerologisk bruk. 
I fig. 5 1 ) er fremstillet et instrument for registrerballon. Dets 
vegt med beskyttelsesikasse, andrager ikke til mere end 3 / 4 kg. Paa 
det samme papir registreres lufttryk, temperatur og fugtighet. 
Til kontrol for temperaturangivelserne forefindes 2 termometre, 
baade Teisserenc de Borte bestaaende av to sammenføiede, krumbøiede 
x ) I artikel I i forrige hefte er desværre flg. 3 og 4 blit ombyttet under 
trykningen, hvad formodentlig læseren har forstaat av teksten. 
